Verbesserung^ des Polaristrohometers. 73 



Blendiülire einschalten oder bei grösserer Dicke in dieser selbst 

 anbringen. Das Lipp icli'sche Natr iiimli chtfi 1 ter, das ans 

 einer Absorptionszelle mit zwei Abteilungen besteht, wovon die 

 eine, 100 mm lange, mit gesättigter Kaliumdichromat-Liisung. die 

 andere, 15 mm lange, mit Uranosnlfat-Lösung gefüllt ist, lässt 

 sich allerdings bei dem mir vorliegenden Exemplar des Instru- 

 mentes nicht zwischen der Lampe und der vordem Linse ein- 

 schalten — es müsste zu dem Ende der die Lampe tragende 

 Arm um 4 cm verlängert werden — wohl aber können Kombina- 

 tionen von gelben und grünen Gläsern oder noch besser von 

 Lösungen von Anilingrün und Anilinorange in dünnen Schichten eine 

 für praktische Zwecke genügende Reinigung des Natriumlichts geben 

 und ohne weiteres bei unserm Apparat in einer passenden, statt der 

 Blendröhre Ix anzusetzenden Röhre mit zwei, höchstens 10 mm weiten 

 Flüssigkeitszcllen oder eine Zelle mit einer Mischung beider Flüssig- 

 keiten benutzt werden. Soweit ich durch blosse Untersuchung 

 mit einem Handspektroskop habe beurteilen können, lässt sich 

 sogar mit den letztgenannten Flüssigkeiten in einfachster Weise 

 nahezu derselbe Effekt wie mit dem Lippich'schen Filter erzielen, 

 worüber ich später Näheres mitteilen werde. 



Messungen zur Prüfung des Instrumentes. Es schien 

 mir zunächst wünschenswert, experimentell zu untersuchen, ob ge- 

 mäss der Formel I die Empfindlichkeit des Polaristrohometers in 

 der That bei Verringerung des Schattenwinkels e beträchtlich 

 über das bisherige Mass anwachse, und wie sich dieselbe 

 unter diesen Umständen zu der des Halbschatten-Apparats ver- 

 halte. Sollte aber eine beträchtliche Verkleinerung von e er- 

 folgen können, so war die Anwendung eines sehr hellen Lichts 

 notwendig, wozu mir nur das weisse Licht eines Auer- Gas- 

 brenners zur Verfügung stand. Es konnten also hiebei keine 

 Drehungen durch Zucker gemessen, sondern nur Nullpunkts- 

 Einstellungen gemacht werden. Zur V^ermeidung von Missver- 

 ständnissen werde ich die beiden Benutzungswcison des Apparats 

 in der Folge einfach din-cli Savart'sche Platte und Halb- 

 schatten -Nikol unterscheiden und jeweiUni die Grösse des be- 

 trert'enden Schattenwinkels e resp. Halbsciiattenwinkels e angeben. 



