78 H. WilJ. 



Halbschatten-Xikol f = ^ — 7" Savarl'sche Platte 



175 30, 7 :i 0,9 , ^, , . 179 33,7 ±1,0 



31 40.1 ±1,9 l-<.>»=nlm.t 3_. 3.^^ ^ ^ ,^ 



36 0, 4 



175 39, 9 ± 1,2 o n 1 , 



' 2. Quadrant 



31 36,8 ± 1-, 7 



35 56,9 35 50,0 



350 58',65 ± l',30 Mittel SS» 57',50 ± 0',75 >) 



Hieraus ist zunächst ersichtlich, class durchwegs im zweiten 

 Quadranten (die Bezifferung geht beim vorliegenden Instrument 

 nur je von bis 180, wobei die Ziffern der 2. Hälfte durch bei- 

 gesetzte Punkte unterschieden sind) die Drehungen für beide Be- 

 nutzungsweisen kleiner ausgefallen sind als im ersten, so dass erst 

 das Mittel aus beiden den wahren Drehungswinkel giebt. 



Vergleichen wir nun die Drehungswinkel für das Halbschatten- 

 Nikol und die Savart'sche Platte, so sind die ersteren bei unfilt- 

 riertem Natrium-Licht um 3', 7 bis 7',1 grösser als die letztern, 

 welche Differenz bei den durch Absorption in einem gelben und 

 einem grünen Glase homogener gemachten Natrium-Licht sich auf 

 nahe 1' reduciert, und diese Grösse ist bereits von der Ordnung 

 der Beobachtungsfehler. 



Der Beobachtungsfehler — als welchen ich, Avie man sieht, 

 nur den durchwegs grössern bei der Einstellung mit zwischen ge- 

 schalteter Zuckerlösung den Mitteln beigesetzt habe — ist durch- 

 schnittlich für den Halbschatten-Apparat x 1 r^ und für mein 

 Polaristrobometer + 0',8 d. h. also 1 V2 Mal grösser beim Halb- 

 schatten-Nikol als bei der Savart'schen Platte, ja im filtrierten 

 Licht bei stärkerer Drehung sogar nahe doppelt so gross. Nur 

 wenn das Gesichtsfeld durch starke Verkleinerung des Schatten- 

 winkels e resp. s oder durch Schwächung des Natriumlichts infolge 

 der Absorption in zwischengeschalteten Filtern allzu dunkel wurde, 

 stieg der Fehler beträchtlich über obige Werte. 



Nach Landolt'-) beträgt beim Halbschatten-Saccharimeter 

 (verfertigt von Schmidt & Haensch in Berlin), also ebenfalls bei 



*) Die Schwankungen in den Fehlergrössen unter scheinbar gleichen 

 Umständen sind hauptsächlich Ilelligkeitsänderungen des Natrium-Lichts wäh- 

 rend der Beobachtung beizumessen. 



2) S. 348 des oben S. 72 sab 3 citierten Werkes. 



