Verbesserung des Folarisfrol)oineters. 70 



Benutzung von Xatrium-Lieht, für einen Halbschattenwinkel von 

 ". bis 8" der mittlere Fehler einer Einstellung bei zweiteiligem 

 Gesichtsfeld + O'^jOÖ Ventzke und bei dreiteiligem Gesichtsfeld 

 + 0^03 Ventzke. Da aber 100" Ventzke = ;54,63 Kreisgrado 

 für Natrium-Licht sind, so entsprechen diese Fehler 



+ l',25 bei zweiteiligem Gesichtsfeld, 

 + 0',62 bei dreiteiligem Gesichtsfeld. 



Bei unserm Instrument als Halbschatten-Apparat mit zwei- 

 teiligem Gesichtsfeld ergab sich also fast genau derselbe Fehler 

 einer Einstellung. 



Für unfiltriertes Natrium-Licht der beigegebenen Gaslampe 

 scheint 5° sowohl für mein Polaristrobometer als für den Halb- 

 schatten-Apparat die passende Grösse des Schattenwinkels zu sein. 

 Darnach müsste also der letztere theoretisch eine doppelt so grosse 

 Genauigkeit der Einstellung geben, während in Wirklichkeit nahe- 

 zu das umgekehrte der Fall war. Wegen der grössern Schärfe 

 der Interferenz-Fransen im homogenen Licht und der Seite 02 erör- 

 terten Wanderung eines auf das Fadenkreuz einzustellenden hellen 

 Querstreifens über das Gesichtsfeld hin, ist also offenbar, wenigstens 

 für mein Auge, das Einstellungsmoment bei der Savart 'sehen 

 Platte emptindlicher als beim zweiteiligen Gesichtsfeld des Halb- 

 schatten-Apparats und würde beim dreiteiligen Gesichtsfeld des 

 letztern wohl ungefähr gleich sein. Selbstverständlich kann beim 

 vorstehenden Apparat für die Benutzung als Halbschatten-Instru- 

 ment auch eine entsprechende Fassung mit dreiteiligem Gesichtsfeld 

 eingesetzt werden, so dass es dann jedem Beobachter ermöglicht 

 sein wird, dasjenige System zu wählen, das für sein Auge die 

 grösste Emptindlichkeit und geringste Ermüdung gewährt. 



Der Gebrauch des Instrumentes als Polaristrobometer in der 

 bisherigen Weise d. h. mit der Savart'schen Platte scheint mir 

 aber folgende nicht unwesentliche Vorteile gegenüber dem als 

 Halbschatten-Apparat darzubieten. Zunächst ist es bei ersterem 

 nicht nötig, das Okular zu verstellen, wenn man nach Ermittlung 

 des Nullpunktes ohne Röhre oder bei leerer Uöhrc die letztere 

 gefüllt einlegt: sodann verlaufen, da das Fernrohr auf Unendlich- 

 keit eingestellt ist, die die aktive Flüssigkeit durchlaufenden 

 Strahlen, welche das Interferenzbild gel)on. wirklich parallel, wes- 



L 



