2o-i H- \Vil.l. 



1. Xadol-lnklinat orium. Die altern Nadel-Inkliiiatorien 

 litten hauptsächlich an drei Uebelständen, welche ihre Angaben 

 unsicher machten und kaum eine höhere Genauigkeit als etwa 0^,1 

 für die Inklinationsbestimmung gestatteten. Erstlich war die Ab- 

 lesung der Kreisteilung gewöhnlich so eingerichtet, dass die scharfen 

 Spitzen der Magnetnadel zur Ablesung ihrer Stellung ganz nahe 

 an den, am innern Rand geteilten umgebenden Messingring heran- 

 traten, was zur Folge hatte, dass Staubteilchen und ein schwacher 

 Eisengehalt des Messings leicht unrichtige Einstellungen der Xadel 

 zur Folge haben konnten. Sodann Hess die Politur und die ge- 

 forderte kreisrunde Gestalt der Zapfen der Nadel-Achse, sowie die 

 zweckmässige Beschaffenheit ihrer Unterlagen oft viel zu wünschen 

 übrig, so dass aufeinanderfolgende Einstellungen der Xadel wegen 

 der Reibung an den Achsen erheblich differierten. Endlich gab das 

 Streichen der Xadel mit Magneten zur Ummagnetisierung der- 

 selben offenbar häufig dadurch zu Fehlern im Resultat Veran- 

 lassung, dass die vorausgesetzte Konstanz der Lage des Schwer- 

 punkts in der Nadel gerade durch diese Operation gestört wurde. 



Die erstem beiden Uebelstände können bei den vorzüglichen 

 Dover 'sehen Xadel-Inklinationen durch die eingeführte Ablesung 

 der Xadelstände mit Mikroskopen, die an der Alhidade des 

 Yertikalkreises befestigt sind, sowie durch die gute Gestalt und 

 Politur der Stahl-Zapfen und ihrer schneidenförmigen Achat-Unter- 

 lagen, soweit dies überhaupt möglich ist, als beseitigt betrachtet 

 werden. Das störende Streichen aber der Nadel mit Magneten 

 zur Ummagnetisierung haben wir im physikal. Central-Observatorium 

 zu Petersburg dadurch vermieden, dass die in ihren Trog gelegte 

 Magnet-Xadel zu dem Ende einfach zwischen die Pole eines 

 kräftigen Elektromagnets eingeschaltet wurde, beziehungsweise 

 später in die Höhlung einer Drahtspule gebracht wurde, durch 

 welche eine halbe Minute lang ein Strom von 30 Ampere (2 Accu- 

 mulatoren) cirkulierte. Die letztere Operation ist vorteilhafter, 

 weil sie ohne Störung im magnetischen Observatorium selbst aus- 

 zuführen ist. Diese Art des Ummagnetisierens hat sich auch noch 

 dadurch als viel vorteilhafter erwiesen, weil die Xadel dabei viel 

 kräftiger und konstanter magnetisiert wird, somit die Reibungs- 

 hindernisse an der Achse leichter überwunden und eine Kontrolle 

 des magnetischen Moments überflüssig wird. Zugleich wird durch 

 die Raschheit der Operation erheblich an Zeit gewonnen. 



