Ueber die Bestimmung der erdin;i!.'net. lakliuation und iliror Variationen. 255 



Meine nachstehend mitzuteilenden Erlahrungen an Xadel- 

 Inklinatorien beziehen sich demgemäss nur auf neuere Dover'sche 

 oder ihnen gleichwertige Instrumente bester Qualität und eine 

 Ummagnetisierung der Nadeln ohne Streichen derselben mit 

 Magneten. Bei neuen Nadeln ergab sich dabei als mittlerer 

 Fehler einer Bestimmung der Inklination + 0',5, der a])er bei 

 länger gebrauchten Nadeln auf -j^ l'.O oder auch Avohl mehr an- 

 stieg. Diese Sicherheit der einzelnen Bestimmung erheischt aber 

 behufs Vergleichbarkeit der aufeinanderfolgenden Messungen bereits 

 eine Berücksichtigung der Inklinationsvariationen, da ja ganz ab- 

 gesehen von kleinern oder grössern Störungen schon die tägliche 

 Variation der Inklination 2' und mehr erreichen kann. Im Ob- 

 servatorium zu Pawlowsk, auf dessen Messungen meine Erfahrungen 

 sich stützen, konnten die Inklinations-Variationen den Aufzeich- 

 nungen des Magnetographen (Bitilar-Magnetometer und Lloyd'sche 

 Wage) mit einer Sicherheit von mindestens + 0',1 entnommen werden 

 und sind denn auch zum Ausgleich stets in Rechnung gezogen worden. 



Die Erfahrung, dass verschiedene Nadeln eines und desselben 

 Inklinatoriums oft sehr erhebliche Unterschiede der damit be- 

 stimmten Inklinationen ergeben, hatte zur Folge, dass man jedem 

 Inklinatorium stets mehrere Nadeln ])eizugeben pflegt. 



Ein von Dover in London mit Nr. 22 bezeichnetes Inkli- 

 natorium, das von 1870 an zuerst im magnetischen Observatorium 

 zu St. Petersburg und nachher bis 1892 in demjenigen zu Pawlowsk 

 in Gebrauch war, hatte zuerst zwei mit 1 und 2 bezeichnete 

 Nadeln, zu denen später zwei weitere mit 5 und G bezeichnete 

 und 1884 noch zwei mit 3 und 4 markierte hinzukamen. Im 

 Juni bis August 1876 wurde dieses Inklinatorium in Petersburg 

 mit einem altern von Pistor und Martins in Berlin verglichen, 

 wobei sich bezogen auf dieses für die Korrektionen der Nadeln 

 1 und 2 die Werte ergaben : 



für Nadel 1: + 4',73, für Nadel 2: -f- 3', 87 



somit zwischen den Angaben beider Nadeln eine Differenz von 0',8(). 

 Nach Hinzukommen der Nadeln .") und <> erfolgten zu Pawlowsk 

 an diesem Inklinatorium allwöchentlich vom November 1878 bis 

 und mit September 1879 abwechselnd an allen 4 Nadeln absolute 

 Messungen, welche im Durchschnitt für diesen Zeitraum bezogen 



