256 H. Wild. 



auf das Mittel aller Nadeln für die einzelnen folgende Korrektionen 

 ergaben : 



Nadel 1 Nadel 2 Nadel 5 Nadel ü 



— 0',28±0',34 l',53 + l',27 — 0',52 H: 0/56 — 0',72 ± 0',33 



Hier zeigt sich zwischen den Angaben der Nadel 1 und 2 

 die gegen früher viel grössere Differenz: r,81 und überdies im 

 entgegengesetzten Sinne als 1876, so dass sich die Differenz in 

 den drei Jahren um 2', 67 verändert hatte. Die viel grössere Un- 

 sicherheit, welche die einzelnen Bestimmungen mit der Nadel 2 

 ergaben, wies allerdings auf eine Fehlerhaftigkeit derselben hin, 

 so dass sie vom September 1879 an ausser Gebrauch gesetzt 

 wurde. Sehen wir demzufolge auch von der für sie erhaltenen 

 sehr abweichenden Korrektion ab, so zeigt sich zwischen denen 

 der Nadel 1 und Nadel 6 nur eine Differenz von 0',44 und mit 

 dem Mittel beider stimmt die Korrektion für Nadel 5 bis auf 

 0',02 überein. Es könnte also scheinen, dass das Mittel der drei 

 Nadeln 1, 5 und 6 eine absolute Sicherheit der Inklination von 

 + 0',15 dargeboten hätte. 



Im Jahre 188-1 wurden, wie schon bemerkt, noch zwei mit 

 Nr. 3 und 4 bezeichnete Nadeln von Dover für dieses Inklinatorium 

 erworben und zugleich ein weiteres, für das Observatorium in 

 Irkutsk bestimmtes mit Nr. 75 bezeichnetes und mit sechs Nadeln 

 ausgerüstetes Inklinatorium von ihm angekauft, das ebenso wie 

 ein älteres Inklinatorium Nr. 60 von Adie in London mit vier 

 Nadeln sich zur Vergleichung im Observatorium zu Pawlowsk 

 befand. Alle diese Instrumente mit ihren Nadeln hat Herr 

 E. Leyst in der ersten Hälfte 1885 einer gründlichen Unter- 

 suchung und Verifikation unterworfen, deren Resultate im Reper- 

 torium für Meteorologie Bd. X, Nr. 5, 1886, von ihm mitgeteilt 

 sind. Ich hebe daraus nur die auf das Mittel aller Nadeln dieser 

 drei Instrumente bezogenen Schluss-Korrektionen heraus: 



Inklinator Nadel 12 3 4 5 6 Mittel 



Dover Nr. 22 — 0',72 — 0',3(; — l',95 — 0',15 — 0\07 — ü',51±0',GG 



Dover Nr. 75 0,90 0,70 1,0G 1,06 0,58 0,46 0,79 ±0,24 



Adie Nr. 30 0,50 0.01- — 0, 50 —1,36 — — — 0, 33 ± 0, 60 



Hieraus ist zunächst zu entnehmen, dass selbst das Mittel 

 von 5—6 Nadeln bei zwei verschiedenen Inklinatorien um l',3 



