Uelier ilie Ber^timimuiir der ercliiia^riu't. Iiiklinalioii und iliror Variationen. 259 



einzelnen Xack-l-Korrektiunen im Jalir ISUl fast dieselben Werte 

 wie die Hypothese, dass ihr Mittel seit 1885 konstant geblieben 

 sei, ergeben haben '), werden wir doch angesichts der Thatsache, 

 dass einzelne Nadeln ihre Korrektion sowohl im Zeitraum 1885 

 bis 1891, als auch von 1891 — 1892 mehrfach um Beträge von 

 2 bis 3' verändert haben, die letztere Hypothese^ nicht aufrecht 

 erhalten können, sondern die Annahme, dass das Induktions- 

 Inklinatorium konstante Angaben mache, vorziehen und somit die 

 Zahlenwerte der letzten Tabelle für richtig ansehen, nach welchen 

 das Mittel der Korrektionen der vier Nadeln sich im Laufe von 

 nicht ganz einem Jahre um 0',55 verändert hat. 



In der Meinung, dass die nicht ganz sichere Einstellung der 

 Faden in den Mikroskopen auf die Nadelspitzen, sowie das An- 

 fassen der Nadeln beim Einlegen, bei ihrer Umkehr auf den 

 Lagern und bei der Ummagnetisierung, endlich die offenbar nicht 

 ganz genügende Justierung einzelner Teile, die nachträglich nicht 

 gut zu korrigieren war, die erwähnten Unsicherheiten und Ver- 

 änderungen in den Angaben des Dover'schen Nadel-Inklinatoriums 

 bedingt hätten, hatte ich in der Werkstätte des physikal. Central- 

 Observatoriums zu St. Petersburg ein neues N a d o 1 - 1 n k 1 i - 

 natorium konstruieren lassen, das von diesen Fehlern frei war 

 und nach meinen Prüfungen im August 1889 zu Pawlowsk'-) für 

 die drei bessern Nadeln als mittleren Fehler einer Messung bloss 

 2: 0',12 ergab. Dabei gaben aber doch diese drei Nadeln absolute 

 Mittelwerte der Inklination, die um 0',79 im Maximum von ein- 

 ander abwichen und die vierte Nadel wich bei einem mittleren 

 Fehler einer Messung von r 0',G4 um volle 5' in ihrem Resultat 

 von dem der ersteren ab, ohne dass man an ihrem Aeusseren 

 iriiend einen Fehler hätte entdecken können. In den Jahren 1892 



') Die Uebereinsliuimun^ der Nadel-Mittel, die nach den beiderlei Hypo- 

 thesen abgeleitet sind, bis auf 0,01 ist eine ganz zufällige; denn hätte Herr 

 Leyst 1885. wie es eigentlich rätlicher gewesen wäre, das Mittel aller Nadeln 

 bloss vom Inklinator Dover 75, der die beiden andern Inklinatorien an Genauig- 

 keit weit übertraf, als absolut richtig angenommen, so wäre das als konstant 

 angenommene Mittel der Korrektionen obiger i- Nadeln: — l',75 statt — 0'i45 

 geworden. 



-) H. Wild, Nadel-lnklinatorium modifizierter Konstruktion. Mem. de 

 I'Acad. Imp. des sciences de St. Pelersbourg. Vll""' serie. T. XNXVH. No. G. 

 JS'JU. 



