262 H. Wil.i. 



welche die mit dem Induktions-Inklinatorium zu bestimmenden 

 Inklinationen ganz unabhängig von der Variabilität der Multipli- 

 kator-Funktion mit dem Ablenkungswinkel macht. Sie besteht 

 einfach darin, dass man die Rotationsachse des Induktors, statt sie 

 nach Weber einmal vertikal und sodann horizontal einzustellen, 

 bei der einen und andern Beobachtung um nahe gleich grosse 

 Winkel beiderseits zur wahren Inklinationsrichtung neigt, so dass 

 dann die Ausschlagswinkel am Galvanometerraagnet auch nahe 

 gleich gross werden. Das Mittel aus den im einen und andern 

 Fall an einem Vertikalkreis abgelesenen Stellungen jener Rotations- 

 achse wäre dann oifenbar die wahre Inklination, wenn jene Aus- 

 schlagswinkel genau gleich gross ausgefallen wären ; ist dies nicht 

 der Fall, so bedingt ihre Differenz eine kleine, an jenem Mittel 

 anzubringende Korrektion, die leicht zu berechnen ist. Eine andere 

 Methode, unmittelbar und ganz ohne Rechnung die wahre Inkli- 

 nation zu finden, besteht nach Mascart') darin, die Stellung 

 der Rotationsachse des Induktors aufzusuchen, wo bei der Drehung 

 desselben gar kein Strom erzeugt wird, also jene Achse parallel 

 der Richtung der erdmagnetischen Kraft ist. 



Die erstere Methode habe ich 1881 an dem, zu dem Zwecke 

 etwas umgearbeiteten Induktions-Inklinatorium von Meyerstein 

 erprobt und nach Gutbefinden derselben dann ein grosses, sehr 

 stabiles Instrument dieser Art in der Werkstätte des phj's. Central- 

 Observatoriums ausführen lassen, welches im Frühjahr 1890 im 

 Observatorium zu Pawlowsk aufgestellt und von Ende Juni an in 

 regelmässigen Gebrauch nach meiner Methode treten konnte-). 



Der mittlere relative Fehler einer Inklinations- Bestimmung 

 mit diesem Instrument ergab sich damals zu + ^"5^ "= zh ö'»08 

 und wurde in den folgenden Jahren durch verfeinerte Ablesung 

 am Galvanometer auf x S'^S = + 0',06 erniedrigt^). 



') Compt. rend. T. XCYII, p. 1191. 1883. 



'•*) H. Wild, Induktions-Inklinatorium neuer Konstruktion und Bestimmung 

 der absoluten Inklination mit demselben in Pawlowsk. Mem. de TAcad. Imp. 

 des sc. T. XXXVIII, Nr. 3, 1890. 



^) Die letztern Fehlerberechnungen findet man in meiner Schrift: Das 

 Konstantinow"sche meteorol. und magnet. Observatorium in Pawlowsk (St. Peters- 

 burg 189.5. Druckerei der Akademie der Wissenschaften) S. 11:2. Sie basieren 

 auf den unmittelbar vorher mitgeteilten , aus den Fehlern der Variations- 

 Apparate und der absoluten Messungen zusammengesetzten Unsicherheiten der 



