Ueher die Besfimmung der erdiaa^'net. Inkliiiatinii und ilirci- Vaiialidiicii. 263 



Die Null-Methode Mascarts habe icli bei meinem magiie- 

 tisclicii Keisetheodolitheii im Jahre 1892 zur Tiiklinations-Bestim- 

 mung verwendet, indem ich demselben zu dem Ende ein kleines, 

 von Edelmann in München angefertigtes Induktions-Inklinatorium 

 beigab, dessen zugehöriges Galvanometer auf den Theodolithen 

 aufgesetzt wurde'). Dieses Inklinatorium liess im Observatorium 

 die Inklination mit einem mittleren Fehler von j^O',2 bis j: ()' ^i 

 und auf der Reise, wo kein Schutz gegen Wind für das Galvano- 

 meter angebracht war, mit einem solchen von ilÖ',5 bestimmen. 

 Die Korrektion desselben, bezogen auf das grosse Induktions- 

 Inklinatorium, wurde vor der Reise gleich — 0',10 und nach der- 

 selben gleich — 0',r2 gefunden, hatte sich also, wie zu er- 

 warten war, auf der Reise nicht verändert-). Die letztern 

 Daten zeigen zugleich, dass die beiden Induktions-Inklina- 

 torien von ganz verschiedener Konstruktions- und Be- 

 obachtungsweise in ihren Angaben innerhalb der Grenzen 

 der Beobachtungsfehler des Reise-Inklinatoriums über- 

 einstimmen, beziehungsweise ihre Differenz 0',1 nicht 

 übersteigt. Gegenüber den 10 mal grössern Differenzen, die 

 man zwischen verschiedenen Nadel-Inklinatorien erhält, und den 

 beträchtlichen Aenderungen, die man an diesen selbst nach kürzern 

 Reisen häufig konstatiert hat, sind vorstehende Resultate für In- 

 duktions-Inklinatorien sehr bemerkenswert und berechtigen wohl 

 zu dem Schlüsse, den ich bereits anderwärts gezogen habe^), dass 

 nämlich die vollständige Ausschliessung von Nadel- 

 Inklinatorien aus den erdmagnetischen Beobachtungen 

 und ihr Ersatz durch Induktions-Inklinatorien nur noch 

 eine Frage der Zeit sein könne. Je rascher dies erfolgt, desto 



Xoimalstäiide der erstem für die Jahre 189:2 und 1893. Nimmt man die ent- 

 s|)reclicndeii Grössen für die Verükal-Intensiläl von 1894 nach den Annalen für 

 dieses Jahr noch hinzu, so wird im Mittel aller 3 Jahre der Fehler einer ah- 

 poluten Iniciinations-Messung mit dem Induktinns-liiklinatorium noch etwas 

 kleint-r. 



') Hi'iicM-torium für Motcoroloj-Mc Bd. XVi. .\o. !2, 1N9-J. — Eine l)oson- 

 dero Beschreibung {\e^ Iiiklinatoriums als vom Theodolith ünahliäii^ij^es In- 

 strument siehe: Meleorol. Zeitschrift für 189.-) S. 11. 



'-) W. Dubinsky. Ma^'iietisclie Messun^ren in den Ostseeprovinzen und im 

 Weichselj,'ebiet. Hepert. für Meleorolo^'ie. Bd. XVM. Nr. i:}. 1S9I.. 



') H. Wild, Ueber die Fehler l)ei erchnaj^'netisciien Messungen. Terrestrial 

 MaLrnetism, \<>\. 11. p. 8.5. September 1897. 



