264 . H. Wild. 



eher wird die grosse Unsicherheit verschwinden, welche jetzt noch 

 fast überall den absoluten Messungen der Inklination an- 

 haftet, und für sie dann mindestens dieselbe Genauigkeit wie für 

 die absolute Bestimmung der Deklination erzielt werden. 

 Dass die Inklinationsbestimmung mit einem Induktions-Inklinatorium 

 auch kaum halb so viel Zeit beansprucht, als die mit einem Nadel- 

 Inklinatorium, bedarf ebenfalls der Erwähnung. 



Bei dem neuern magnetischen Reisetheodolith, den ich kürz- 

 lich beschrieben habe'), ist das Induktions-Inklinatorium in voll- 

 kommener Weise dem Instrument selbst eingefügt. 



Kürzlich ist in der Werkstätte des Herrn Professor Dr. 

 Edelmann in München nach gemeinsamen Ideen von ihm und mir 

 ein neues Induktions-Inklinatorium konstruiert worden, 

 welches unter Benutzung der Null-Methodfe die höchste Genauigkeit 

 der Messungen darbieten soll. Zu dem Ende besitzt dasselbe 

 statt der bisher üblichen kreisförmigen Induktor-Spulen einen 

 trommelartigen Induktor mit entsprechendem Kommutator wie 

 bei den Dynamo-Maschinen, so dass in jeder Stellung bei der 

 Drehung der Trommel das Maximum der Induktion erfolgt. Dabei 

 wird der Induktor durch ein beliebig vom Beobachter zu arre- 

 tierendes Laufwerk mit fallendem Gewicht angetrieben, dessen 

 Bewegung durch eine Drahtspirale auf die Induktor-Achse ohne 

 Stösse übertragen wird. Die letztere ist mit ihrer Unterlage an 

 einem abgeschrägten Steinpfeiler so montiert, dass sie angenähert 

 parallel zur Inklinationsrichtung des betreffenden Ortes orientiert ist. 

 Die genaue Einstellung derselben auf den magnetischen Meridian er- 

 folgt durch seitliche Schiebung des einen Lagers mittels Justie- 

 rungsschrauben, und die genaue Einstellung auf die Inklination im 

 Meridian resp. auf die Lage, wo im Galvanometer der Strom ver- 

 schwindet, geschieht seitens des Beobachters vermittelst eines 

 Schlüssels, w^elcher eine Schraube zum Heben oder Senken des 

 andern Lagers dreht. Zur Messung des Inklinations-Winkels dient 

 ein Vertikalkreis, der auf demselben Steinpfeiler oben aufgestellt 

 ist und dessen Fernrohr mit seiner optischen Achse zur Koinci- 

 denz mit der Normalen eines senkrecht zur Drehungsachse des 



M H. Wild, Theodolith für magnetische Landesaufnahmen. Vierleljahrs- 

 -schrift, der naturf. Gesellschaft in Zürich, Jahrgang XLl. 1896. 



