Uebcr die Bestiinmuiij< der erdmagrnet. Inklination und ihrer Variationen. 265 



Induktors an deren einem Ende befestigten Spiegels gebracht wird. 

 Ein kleines Prisma vor dem Objektiv des Fernrohrs gestattet, 

 damit zugleich das Galvanometer abzulesen. Nach vorläufigen 

 Versuchen dürfte eine Sicherheit von J- 1" mit diesem Instrument 

 zu erreichen sein'). 



Im Jahr 1856 hat F. E. Neumann in Königsberg in seiner 

 Vorlesung „Theorie der induzierten elektrischen Ströme" noch 

 die Theorie einer anderen Benutzungsweise der Weber'schen 

 Induktious-Methode zur Bestimmung der Inklination vorgetragen, 

 die ebenfalls eine Null-Methode darstellt und später von Prof. 

 L. Weber in Breslau^) ausgeführt worden ist. Sie beruht darauf, 

 dass zwei Drahtrollen, die eine um eine horizontale und die andere 

 um eine vertikale Achse, zugleich mit derselben Geschwindigkeit 

 gedreht und die dadurch erzeugten luduktions-Ströme verschie- 

 dener Stärke durch Varierung der Widerstände in beiden Strom- 

 kreisen ausgeglichen werden, was durch Annuliorung der Ab- 

 lenkung der Magnetnadel in einem Diiferential-Galvanometcr oder 

 auch, nach der Brückenmethode erkannt werden kann. Herr 

 L. Weber schätzt am Schluss der erwähnten Abhandlung den 

 Fehler in der Bestimmung der Inklination mit seinem Instrument 

 auf rund jz l- Nach S. XXVI der Einleitung zu den mag- 

 netischen Beobachtungen in Potsdam in den Jahren 1890 

 und 1891 ist ein solcher Erdinduktor nach L. Weber neben einem 

 Nadel-Inklinatorium für dieses Observatorium beschafft worden, 

 indessen während dieser Zeit nicht aus dem Stadium der Ver- 

 suche herausgekommen. Audi seither ist hierüber, wie überhaupt 

 über die absoluten magnetischen Messungen in Potsdam nichts 

 weiteres bekannt geworden. Es kann also zur Zeit über die 

 Leistungsfähigkeit dieser Methode nichts Sicheres angegeben werden. 



11. Variations-Instrumente für die Inklination. 



Die Variationen der Inklination können entweder direkt be- 

 stimmt oder dann aus den gleichzeitigen Angaben der Variation.s- 



*) Diese.s Instrument wurde in .seinen wesentlichen Teilen der Sektion 

 für physikal. fteoj_'raiihie l)ei der Einjrangs erwähnten .Xalurforseiier-Versainm- 

 hni},' am ^2. Aw/ui^l IS'.tS vor},'ewiesen. 



-) Sitzuuirsbericlile der k. preuss. Akademie der Wissenseh. zu Berhn. 

 3. Dezeml)er 1885. 



