266 H. Wild. 



Instrumente für die Horizontal-Intensität und die Vertikal-Inten- 

 sitiit abgeleitet werden. Da die Konstruktion und Genauigkeit 

 der Variations-Instrumente für die Horizontal-Intensität gegen- 

 wärtig nichts mehr zu wünschen übrig lässt, so haben wir hier 

 von den beiden letztern Instrumenten nur die Variometer für die 

 Vertikal-Intensität näher zu betrachten. 



1. Variations-Inklinatorium. Im Jahr 1830 hat Aka- 

 demiker Kupffer zuerst mit dem vom Gambe}^ in Paris nach 

 seinen Angaben konstruierten Variations-Inklinatorium die tägliche 

 Variation der Inklination nachgewiesen. Dieses vollkommen gut 

 erhaltene, in seiner Art vorzügliche Instrument, wurde während 

 des Jahres 1878 im unterirdischen Pavillon für Variationsbeob- 

 achtungen in Pawlowsk regelmässig beobachtet, wobei sich aus 

 seinem Vergleich mit andern bezüglichen Variationsinstrumenten 

 als Fehler desselben für Bestimmung der Inklination der Wert 

 i:0',30 ergab. 1) 



2. Variometer für Vertikal-Intensität. Als Instrument 

 zur Beobachtung der Variationen der vertikalen Komponente der 

 erdmagnetischen Kraft hat Lloyd in Dublin 1838 die nach ihm 

 benannte Wage angegeben-), bei welcher die Bewegungen eines 

 horizontalen, um eine Schneide als Horizontal-Achse sich drehen- 

 den Magnets anfänglich mit Mikrometer-Mikroskopen, später auch 

 durch Spiegelablesung mit Fernrohr und Skale zur Feststellung 

 jener Variationen gemessen wurden. 



Zuerst orientierte Lloyd seinen Magnetwagebalken parallel 

 zum magnetischen Meridian, zog dann aber später vor. ihn senk- 

 recht zum Meridian zu stellen. Es ist dies offenbar deshalb ge- 

 schehen, weil in der letztern Lage die Aenderungen der Horizontal- 

 intensität keinen Einfluss auf die Stellung der Wage haben. Wie 

 ich indessen in meiner Abhandlung „Neue Form magnetischer 

 Variationsinstrumente etc."^) gezeigt habe, üben dann die Aender- 

 ungen der Deklination eine quantitativ ganz entsprechende Wirkung 

 auf die Wage aus, wie im erstem Falle, d. h. bei paralleler Lage 



'j H. Wild, Das Konstanlinow"sche nieteorologische und magnetische 

 Observatorium in PaAvlowsk. St. Petersburg 1895. S. 105. 



■) Proceedings of the Royal Irish Academy 1838—39 p. 334. 



») iMem. de l'Acad. Imp. 'des sc. de St. PtHersbourg. T. XXXVII. Nr. 4. 

 1889 p. 39. 



