Ueber die Besliinmuiig der erdmagiiel. Inklination und ihrer Vnriiitioneii. 267 



zum Meridian, die Variationen der Horizontal-Intensität, welche 

 ^Virkung übrigens in beiden Fällen nur bei grossen Variationen 

 ins Gewicht fällt. Man gewinnt also, entgegen dei' allgemein 

 verbreiteten Ansicht, durchaus nichts durch die A\'ahl jener Lage, 

 verfällt aber dafür dem Fehler, dass der Magnet, der mit seiner 

 Schneide gewöhnlich auf ebenen Platten autliegt, bei jeder Er- 

 schütterung des Pfeilers infolge der Einwirkung des Erdmagnetismus 

 aus seiner Lage senkrecht zum Meridian durch Gleiten der paral- 

 lelen Lage mit demselben sich zu nähern sucht, was eine all- 

 mähliche Veränderung der Emptindlichkeit der Wage und, wenn 

 der Magnet durch die Arretierung in die normale Lage zurück- 

 gebracht wird, jedesmal einen Sprung in den Angaben der Wage 

 zur Folge hat. 



Gewöhnlich wird auch bei den Justierungen der Lloyd'schen 

 Wage darin gefehlt, dass man ihre Emptindlichkeit allzusehr 

 steigern will. Es genügt, dieselbe ebenso gross wie die des Bifi- 

 lars für die Horizontal-Intensität zu machen, so nämlich, dass bei 

 beiden einem Ausschlag von 1' Bogen eine Aenderung der Li- 

 tensität von 00005 C. G. 8. entspricht. *) 



Bei der empirischen Bestimmung der Empfindlichkeit der 

 AVage durch Ablenkungsbeobachtungen an ihr und am Unifilar- 

 magnetometer ist ferner sehr darauf zu achten, dass die Magnete 

 beider den theoretischen Voraussetzungen gemäss gleiche Grösse 

 und Form haben; es können sonst leicht J'ehler bis zu 1(> ja 20^0 

 im Kesultat entstehen.-) 



Endlich ist zu bemerken, dass die Lloyd'sche Wage in ihrer 

 einfachen Gestalt vielmehr ein Thermometer als ein Variometer 

 für die Vertikal-Litensität darstellt, indem dann z. B. schon eine 

 Aenderung der Temperatur derselben um V^'' C. einen Ausschlag 

 von 1' bewirkt, während diese Grösse einer Variation der Ver- 

 tikal-Intensität von bloss 0,0001 ihres Wertes entspricht. Die 

 Einführung einer wenigstens annähernden Temperatur-Kompen- 

 sation ist daher bei der Lloyd'schen Wage sehr geboten. 



') Siehe 11. Wild, Zweckmässige Empfiiulliclikeit der erdniagneti.solien 

 Varialionsapparate. Bulletin de I'Acad. Imp. des sc. de St. Petersl)ourg. T. XXVIII 

 p. 30 1881. 



*) Siehe Einleitung zu den Beobachtungen in Pawlowsk S. IV. und V. 

 Annalen des phys. Central-Obsorvatiu'iums für IS'.l-i. 1. Teil. 



