268 H- ^Vil.l. 



Unter Berücksichtigung der vorstehenden Bemerkungen bei 

 der Konstruktion und Behandhing der Lloydschen Wagen gelang 

 es im Observatorium zu Pawlowsk, die Angaben derselben so zu ver- 

 feinern, dass die Sicherheit der aus ihren Ablesungen abzuleitenden 

 Yertikal-Intensitäten ungefähr dem AVert von irO',3 Ausschlag an 

 der Lloyd'schen Wage des Magnetographs und -f 0',15 bei der- 

 jenigen für direkte Beobachtung oder -1-0,0000152 resp. 0,0000076 

 C. G. S. oder auch: -0,000032 resp. 0,000016 der ganzen Vertikal- 

 intensität schliesslich entsprach. (Für die aus den Variationen der 

 Vertikal- und Horizontal-Intensität abzuleitenden Variationen der 

 Inklination ergaben sich hiernach Fehler von +o",4 resp. il1",7.)') 



Diese Fehler sind aber noch drei mal grösser als die, welche der 

 Genauigkeit der Skalen-Ablesung bei den beiden Instrumenten, näm- 

 lich 0',1 resp. 0',05 entsprechen würden, während bei den Variations- 

 instrumenten für Deklination und Horizontal-Intensität sehr nahe 

 die ihren Ablesungsfehlern zukommende Sicherheit auch wirklich 

 erreicht worden war. Es scheinen also trotz der Güte der betreffenden 

 Wagen die Reibungshindernisse an den Schneiden doch noch einen 

 grössern störenden Einfluss als die Torsions-Unsicherheiten bei 

 den Aufhängedrähten der andern Instrumente ausgeübt zu haben. 

 Überdies fiel wohl von jeher, insbesondere aber beim Magneto- 

 graph, auf, dass zu Zeiten, wo selbst mit fast aperiodisch ge- 

 dämpften Magneten die beiden Filar-Instrumente heftig zuckende 

 Bewegungen anzeigen, die Lloyd'sche Wage einen ruhigem, mehr 

 kontinuierlichen Gang der Variation aufweist. Indem man auch 

 dies Keibungshindernissen an der Schneide beimass, war man be- 

 müht, hier ebenfalls eine Filar-Suspension des Magnets an die 

 Stelle zu setzen. 



Im Jahr 1872 habe ich eine Lloyd'sche Wage konstruieren 

 lassen, bei welcher zwei horizontal ausgespannte, ungefähr 1 m 

 lange, feine Neusilberdrähte an den Seiten des Magnets befestigt 

 waren und so statt der Schneide als Drehungsachse desselben dien- 

 ten. ^j Auch als die Xeusilberdrähte später durch Platindrähte, ferner 

 diese durch eine Aufhängung an Federn analog wie bei Uhrpendeln 



') Siehe: Das Konslanlinow'sche Observatorium etc. S. lOi und 105. 

 *) H. Wild, Ueber ein neues Variationsinstrument für die Vertikal-lntensität. 

 Bulletin de lAcad.-Imp. des sc. T. XVII, p. 456. 187:2. 



