.l'ebcr ilie Hestiiiiiiiiiii},' «li-r »■idiiiiii.'-iiel. Iiikliiinlinn uikI ilinT Varialidiicii. 2<i!l 



1111(1 eiidlifli statt dieser diircli eiiii' solclie an ("ocoiifaden ersetzt 

 wijrden, licss sicli keine derartige Stabilität des Instruments er- 

 zielen, dass sie erlaubt hätte, über die Leistungsfähigkeit desselben 

 ein detinitives Urteil zu gewinnen. Es wurden daher die Versuche 

 abgebrochen und später nicht wieder aufgenommen. 



Glücklicher scheint K. Schering gewesen zu sein, indem 

 er 1882 statt an einem 1 m langen je an zwei 5 m langen Drähten 

 beiderseits den Magnet aufhängte und so den störenden Einduss 

 der elastischen Nachwirkungen der Drähte verminderte.') Herr 

 Schering sagt nämlich, dass sich das neue Instrument zu Göttingen 

 bei den Beobachtungen in den Jahren 1882 und 1883 zur Zeit 

 der internationalen Polarexpeditionen gut bewährt habe. Indessen 

 ist dies aus der Publikation dieser Beobachtungen •^) durchaus nicht 

 bestimmter, d. h. ziffernmässig zu entnehmen, da die den absoluten 

 Messungen entsprochenden Normalstände der Variationsapparate 

 und ein Vergleich dieser untereinander dort nicht mitgeteilt sind, 

 und demzufolge ein bestimmtes Urteil weder über die Genauigkeit 

 der absoluten Beobachtungen, noch derjenigen der Variationsapparate 

 möglich ist. 



Lloyd selbst hat, um zur Filarsuspension des Magnets zu 

 gelangen, das Prinzip seiner Wage ganz verlassen und 1842 das 

 sogen. Eiseninduktions-lnklinometer ^) konstruiert, welches 

 die Variationen der Vertikalintensität oder Inklination durch die 

 Ablenkungen misst, die zwei von der Vertikalintensität induzierte 

 Stäbe aus weichem Eisen an einer horizontalen unifilar aufge- 

 hängten Magnetnadel bewirken. Die Anwendbarkeit dieses Prinzips 

 setzt voraus, dass die Variationen des induzierten Eisenmagnetismus 

 den Variationen des Erdmagnetismus wirklich pro])ortional seien. 

 Obschon nun AVilh. Weber schon in den Resultaten aus den Beob. 

 des magnet. Vereins im Jahr 1811 (Leipzig 18-13) S. 85 u. folg. 

 nach bezüglichen Versuchen Zweifel gegen die Kichtigkeit dieser 



') Karl Schering, Das Qiiadritihir-Magnetometei-. Naclnichlrn der K. (iesell- 

 schafl der Wissenschaft zu Götlingeii, Ki. Juli ISSt. 



-) E. Schering und K. Schering, Beoliachtungen in Gauss' erdmagnet. Oh- 

 servaloriuin zu Güttingen wälu-eiul der l^)hirex|)editi()nen \SH-2 und 1S.S:J. — 

 BeobaclitungsergeI)iiisse der deutschen Stationen für die inlernat. l'ohirforschung 

 Hd. ], S. (;-_>:. 



^j II. Lloyd, A iiew uiagnelical instrumeiit eic l'roceed. nf llic \\. Iii>li 

 Acadeuiy 184"i. 



Vierteljahrsschrllt d. Natiirf. Ges. Züricli. Jahrg. XLIII. 1898. 18 



