270 !'• ^Vil.i. 



Voraussetzung erhoben hat, so fand doch das Eiseninduktions-In- 

 klinonieter, wohl wegen seiner Einfachheit, namentlich in der ihm 

 von Lamont gegebenen Form eine grosse Verbreitung und wurde 

 auch bei den internationalen Polarexpeditionen 1882 und 1883 

 vielfach gebi-aucht. Zu dieser Zeit fand deshalb auch in Pawlowsk 

 ein sehr eingehender Vergleich dieses Instruments mit zwei Lloj^d- 

 schen Wagen statt, woraus sich ergab, dass selbst in den Monaten, 

 wo das Eiseninduktions-Inklinometer am besten funktionierte, die 

 mittlere Differenz seiner Angaben gegen die der Lloyd'schen eine 

 doppelt so grosse Unsicherheit zeigte, als die Differenzen der beiden 

 Lloydsclien Wagen unter sich, von denen die eine damals sogar noch 

 nicht für die Temperatur kompensiert war. Die absolute Unsicher- 

 heit der aus den Ablesungen am Induktions-Inklinometer abzulei- 

 tenden Vertikal-Intensität betrug im Durchschnitt für jene Monate : 

 + 0,00021 C. G. S., während sie bei der kompensierten Lloyd'schen 

 Wage des Magnetographs im Jahr 1893 nach S. 16: +0,000015 

 C. G. S. war, also über 10 mal kleiner. 



Wenn man aber in dem citierten W^erk die Werte obiger 

 Differenzen S. XC — XCVII im Detail durchgeht, so wird man, 

 gegenüber der durchweg guten Uebereinstimmung der Angaben 

 der beiden Lloyd'schen Wagen mit einer Maximumsdifferenz von 

 0,00040 C. G. S. in den 12 Monaten, zwischen der einen von ihnen 

 und dem Eiseninduktions-Inklinometer ein beständiges Hin- und 

 Herschwanken der Differenzen mit grossen Sprüngen bemerken, 

 wobei Maximumsdifferenzen bis zu 0,00573 C. G. /S. in obigem 

 Zeitintervall auftreten. 



Der Uebelstand, dass die Variationen der Deklination und 

 Horizontal-Intensität beim Induktions-Inklinometer mit in die Ge- 

 samt-Veränderungen der Magnetstellung hineingehen und von diesen 

 erst zu subtrahieren sind, wenn man die allein der Vertikal-In- 

 tensität zukommenden erhalten will, erschwert überdies bedeutend 

 den Gebrauch dieses Instruments und macht ihn nach W. Giese 

 in Polargegenden fast zur Unmöglichkeit. In dem Artikel: „Kri- 

 tisches über die auf arktischen Stationen für magnet. Messungen, 

 insbesondere für Variationsbeobachtungen zu benutzenden Apparate" ^) 



') H. Wild, Terminsbeobachtungen im Observatorium zu Pa^vlo^v:^k 1882 

 und 1883. Mem. de l'Acad. Imp. des sc. T. XXXIII Nr. 5, 1885, S. 35 und 39. 

 *) Exner's Reperlorium der Physik Bd. XXII S. 203. 



