reber die Hostiniiiiuiij.'- der erdiiKiL'-iiel. liikliii;di(iii und ihirr \';iii;iliiiiicii. -JTl 



sagt Herr Giese (S. 224), dass die Misstände der Lamonfscheii 

 Ve.rtikalvariometer (Eisen-Induktion) nur durch gänzliche Entfernung 

 derselben aus den magnetischen Observatorien, zum mindesten den 

 arktischen, gelöst werden können. Und an anderer Stelle') teilt derselbe 

 Forscher mit, dass die Angaben der beiden Eiseninduktions-Inklino- 

 meter der Station im Kingua-Fjord in keiner Weise mit denen der 

 Lloyd'schen Wage iibereinstimmten, wähi-end die letztern sich sehr 

 genau den in der geschlossenen horizontalen Kabelleitung indu- 

 zierten Strömen anschlössen. Zu ganz entsprechenden Resultaten 

 betreffend die Unsicherheit der Eiseninduktions-Inklinometer gegen- 

 über der Lloyd'schen Wage gehmgte auch die österreichische Polar- 

 station in Jan Mayen.-) 



Unsere Erfahrungen in Pawlowsk rechtfertigen aucli für diese 

 Breite vollkommen das verwerfende Urteil des Herrn Giese über 

 das Eiseninduktions-Inklinometer. 



Ob die Modifikationen dieses Variometers für Vertikal-Intensität, 

 welche K, Schering als Deflektoren-Bifilar-Magnetometer^) und 

 E. Biese als Vertikal Variometer mit vertikalen Magneten*) an- 

 gegeben hahen und die hauptsächlich die gleichzeitige Einwirkung 

 der Variationen der Deklination und der Horizontal-Intensität auf 

 das Instrument zu beseitigen suchten, bessere Resultate liefern als 

 das einfache Lloyd'sche oder Lamont'sche Variometer dieser Art, 

 kann leider, da vergleichende, länger fortgesetzte Beobachtungen 

 an denselben fehlen, zur Zeit nicht entschieden werden. Von dem, 

 aus unsern Beobachtungen in Pawlowsk, wie auch aus denen im 

 Kingua Fjord unzweifelhaft hervorgehenden Fehler, dass die In- 

 duktion in den Eisenstäben nicht strenge proportional den Varia- 

 tionen der Vertikal-Intensität ist oder wenigstens denselben 

 nicht rasch genug folgt, sind die neuen Instrumente jedenfalls 

 auch nicht frei. 



Von diesem Fehler wüi'de dagegen ein Induktions-Variometer 

 für die Vertikal-Intensität jedenfalls nicht affiziert sein, welches 



'i l^fnlciclilun^r.serjj'ebiiisse der deulsclieii Shilioiieii für iiileriial. I'olar- 

 rnisHiuii^' Hd. I. S. idO. Art. !23. 



'-/ Beoltaclduii^serj^ebnisse der öslerreicliisclieii l'ularslalioii in Jan iMaven. 

 II. Bd. 12. Al.l. S. 3^2. 35 und 30. 



^) Xai-hrichlen tier k. Gesell, der Wiss. zu (intlin^ren. 2i. April isSd. 



*) Das Verlikalvarionieter mit verlikalon Magneten, .\kadeni. .Aldiandlun^' 

 von Ernst Biese, cand. pliilus. — Helsingfors 18*.)0. 



