Ueber die Bestimmung der erdmagiiet. Inklination und ilncr Varint Ionen. 273 



Z— Z,, — 0,0001 C.(i.S., 



was eine genügende Empfindlichkeit des Instrumentes repräsen- 

 tiert. Nun zeigte sich aber durch den Versuch, dass eine Be- 

 schleunigung in der Umdrehung des Cylinders durch das Lauf- 

 werk, welche einem Vorgehen der Uhr um 1 Sekunde in einer 

 Minute entsprach, am Magnet eine Ablenkung um 4' bewirkte. 

 Damit . also die Variationen der Vertikal-Intensität in den Ab- 

 lenkungen des Magnets rein zum Ausdruck gelangen, resp. Un- 

 regelmässigkeiten im Gang des Ijaufwerks auf denselben keinen 

 0',1 Ablenkung übersteigenden, störenden Einfluss gewinnen 

 können, müssten dieselben pro Minute nicht mehr als i 0,025 

 Sekimden oder pro Stunde nicht mehr als lii 1,5 Sekunden be- 

 tragen. Eine solche Gleichförmigkeit der Bewegung konnte in- 

 dessen bei meinen Versuchen weder unter Benutzung des von 

 Meyerstein dem Triebwerk beigegebenen Uhrwerks (statt des ur- 

 sprünglich vorausgesehenen Begulators von Professor Hansen), noch 

 nach Ausschaltung desselben nicht einmal während eiiiei' Stunde, 

 geschweige denn auf längere Zeit erzielt werden. Ich teile dies 

 alles hier mit, weil die bezügliche Notiz in meinem Jahresbericht 

 des physikalischen Central-Observatoriums für 1891, S. 19 und 20, 

 kaum allgemeine Beachtung gefunden haben dürfte und sonst 

 über diesen interessanten Apparat nichts bekannt geworden ist. 

 Vielleicht wird es der neuern Technik gelingen, das Problem der 

 genügend gleichförmigen Bewegung einer so grossen Masse auf 

 längere Zeit zu lösen und damit diese Idee fruchtbringend zu 

 machen. 



Wenn es aber schon möglich sein wird, eine solch gleich- 

 förmige Bewegung zu erzielen, dass die Geschwindigkeit bis auf 

 luihe 0,00001 ihres Betrags längere Zeit konstant bleibt, so 

 dürfte es wohl vorteilhafter sein, als Variometer für die 

 \'ertikal-Intensität das oben erwähnte neue Induktions- 

 1 ukli natorium mit Trommel-Induktor zu benutzen, dessen 

 Kotations-Achse in diesem Falle horizontal zu legen wäre, 

 da die in Drehung zu versetzende Masse hier viel kleiner sein 

 kann und das Galvanometer mit seinem Magnet vom Induktor 

 beliebig zu entfernen ist. Als Variations-lnklinatorium für direkte 

 Beobachtung kann jenes Instrument wegen seiner Empfindlichkeit 

 jetzt schon benutzt werden. 



