274 H. Wild. 



Die Veränderungen in der Stärke der Vertikal-Koniponente 

 des Erdmagnetismus müssen aber auch in einem rulienden, ge- 

 schlossenen Leiter Ströme induzieren , welche der Grösse jener 

 Veränderungen bei horizontaler Lage des Leiters proportional sein 

 werden. Dieser Ueberlegung gemäss hat Hr. W. Giese das für 

 die Beobachtung von Erdströmen bestimmte Kabel von 12 km 

 Länge der Polar-Expedition nach dem Kingua-Fjord anfänglich 

 (Winter 1882 auf 1883), als noch keine Erdverbindungen zu 

 machen waren, auf dem Eise des Fjords zu einer geschlossenen 

 Kreis- oder vielmehr Polygon-Leitung von 8 km^ ausge- 

 legt, die Intensität der darin auftretenden Ströme mit einem pas- 

 senden Galvanometer gemessen und mit den Angaben der Lloyd- 

 schen Wage verglichen, wobei er, wie schon oben erwähnt, eine 

 sehr gute Uebereinstimmung fand. Da die Empfindlichkeit beim 

 erstem Apparat über hundert Male grösser war als bei der 

 Lloyd'schen Wage_, so ist die Erwartung nicht ungerechtfertigt, 

 dass man auch in unsern Breiten und mit kleinern Stromflächen die 

 Variationen der Vertikal-Intensität so bestimmen könnte ; indessen 

 Hegen noch keine Versuche in dieser Richtung vor. Allerdings 

 kann man von dieser Einrichtung keinen vollen Ersatz der Lloyd- 

 schen Wage oder der andern, oben nach ihr erwähnten Apparate 

 erwarten, indem die Variationen der Vertikal-Intensität in dem 

 Kabel nur vorübergehende Ströme induzieren, welche also auch 

 beim eingeschalteten Galvanometer nur Zuckungen der Magnet- 

 nadel, aber keine ständigen Ablenkungen bewirken werden. Mit 

 andern Worten, nur bei den mehr oder minder rasch vorüber- 

 gehenden Variationen wird sich ein Parallelismus in den Angaben 

 der Lloyd'schen Wage und der in der Kreisleitung induzierten 

 Ströme am Galvanometer ergeben : andauernde Vergrösserungen 

 oder Verminderungen dagegen der Vertikal-Intensität wnrd nur 

 die Lloyd 'sehe Wage durch dauernde Standänderungen anzeigen, 

 während die Galvanometer-Nadel bloss ihren Anfang und ihr 

 Ende durch Ausschläge markieren und zwischen hinein in ihrem 

 Ruhestand verharren wird. 



Fassen wir das über die Variometer für Inklination und 

 Vertikal-Intensität Gesagte zusammen, so kann also zur Zeit 

 nur die Lloyd'sche Wage als befriedigendes und bewährtes 

 Instrument zur Bestimmung der Variationen der Vertikal- 



