124 Notizen. 



worfene Bild des Objectivs durch ein zerschnittenes Ocu- 

 lar verdoppelt wurde. Sollte sich nicht etwas ähnliches bey 

 Fernröhren anbringen lassen? Sodann habe ich auch eine 

 Vorrichtung bey einer Camera obscura gesehen, wo das Bild 

 vermittelst eines rechtwinkligen Prisma umgekehrt wurde. 

 Ein solches ganz kleines Prisma auswendig vor das Ocular 

 eines Fernrohrs gesetzt, würde neben dem directen Bilde noch 

 ein zweites Umgekehrtes ins Auge fallen lassen. Eine Vor- 

 richtung, durch welche das Prisma um seine Axe gedreht 

 werden könnte, würde ziemlich grosse Winkel messen lassen, 

 und so könnte das Werkzeug, wenigstens bey Cometensuchern 

 angebracht, zur Messung der Abstände dienen, wodurch man 

 leicht eben so gute Bestimmungen herleiten könnte, als ans 

 den unvollkommenen Beobachtungen mit dem Kreismikro- 

 meter. Ich lege Ihnen diese Vorschläge als blosse Einfälle 

 vor; Ihre bessere Einsicht und, wenn Sie es der Probe werth 

 achten, ein Versuch wird entscheiden, ob etwas Brauchbares 

 dabey ist. — Noch habe ich einen dritten Gegenstand auf dem 

 Herzen, den Spiegelsextanten. Meine Vorliebe für dieses In- 

 strument, mit welchem ich seit 30 Jahren so manches Tausend 

 Beobachtungen angestellt habe, gründet sich theils auf seine 

 allgemeine Brauchbarkeit, theils auf seine grosse Genauigkeit. 

 Vor etwa einem Jahre habe ich aus der ützschneider'schen 

 Officin ein Instrument dieser Art erhalten, an welchem der 

 optische Theil, besonders das Fernrohr, vortrefflich ist, das 

 üebrige aber Manches zu wünschen übrig lässt. So sind z. 

 B. die Theilstriche vom 40. bis 60. Grade nicht vollständig 

 ausgezogen, der Vernier hält ungleichen und allzugrossen 

 Abstand vom Limbus. Dabei ist das Instrument, obgleich 

 nur von 6 Zoll Radius, doch zu schwer. So luftig die Trough- 

 ton'schen Sextanten aussehen, so habe ich sie doch, wenn alle 

 Schrauben gut angezogen waren, hinreichend solid befunden 

 und damit sehr schöne Beobachtungen gemacht. Der Vor- 

 theil der verdoppelten Bewegungen mit dem künstlichen Ho- 

 rizont, die scharfe Berührung der Sonnenränder, die Abwesen- 

 heit aller Micrometerfaden, gibt, wenn Theilungsfehler und 

 Excentricität beseitigt sind, die Genauigkeit eines Instrumentes 

 von doppelt so grossem Radius. Einige der Arbeiter, welche 

 von dem hiesigen Mechanikus, Hrn. Oeri, nach München ge- 



