Wolf, astronomische Mittheilungen. 171 



in grantz gleiche Theile sfetheilet, und solcher Theile so viel 

 als darauff zu bringen möglich gewesen, welches in den kurtzern 

 300 mehr oder weniger theile geschehen kan, an diesen Regeln 

 seyn an jeder forn und hinden pinuUen, oder Gesichtblättlein 

 {a, b, c, d, e), dardurch man vor und hinter sich sehen kan. und 

 muss an der einen kurtzen Regel {a h), dai*aufi' sich die dritte 

 {de) allezeit abschneidet, das fordere Gesicht (5) niederlegen 

 lassen, darmit in kommendeaselbem, die dritte und längste 

 Regel nicht verhindert w^erde. Ferners muss in acht genommen, 

 wann man das Instrument auch zum Grundlegen und anderem 

 observiren, darzu man der Winckel vonnöthen, gebrauchen 

 wil, dass man die dritte Regel gantz an die fordersten Schieber 

 (&, c) dicht anschieben, und darnach die gradus von einer darzu 

 verfertigten grossen Platten an das Hintertheil der dritten 

 Regel theilen und aufftragen muss. Letzlichen so wird 

 auch ein Compas, so in seine 24 ßergstunden aussgetheilet, 

 und am Ende der dritten Regel (bei e) angemacht, welcher 

 darzu dienet, dass man die vier piagas mundi finden, und 

 denselben auch zu den Bergwerken gebrauchen könne, dann 

 auch muss er mit seiner schwere also abgerichtet werden, dass 

 er die dritt Regel allezeit perpendicular zu hencken mache. — 

 Hierbey berichte ich auch, dass zu dem Instrument ein drey- 

 beiniger Stab (oder auch ein Stockstativ), oben mit einem Ge- 

 werbe, welches ich am besten achte, oder mit einer runden 

 Kugel, so sich in dreyen Armen sanfft wenden und (bei f) 

 anschrauben lässt, wie solche Burgi seel. zu machen pflegte, 

 sein muss." — Das von Herrn Professor Fritz Burckhardt ge- 

 schenkte, leider im Laufe der Zeit etwas defekt gewordene 

 Instrument entspricht der von Bramer gegebenen Beschrei- 

 bung so vollständig, dass es auf den ersten Blick als ein 

 Bürgi'sches Triangular-Instrument erkannt wird: Die beiden 

 kurzen Messing-Regeln halten je 500, die lange 720 Theile, 

 von welchen jeder nicht ganz ein Millimeter misst (11,85 Theile 

 machen etwa 10 Millimeter); der Schieber d und die Absehen 

 bei a,h,c,d klappen ganz mit dem von Bramer gesagten, to 

 dass z. B. b umgeklappt werden kann; der ursprünglich an 

 dem Schieber d drehbare Stab de ist leider hart am Schieber 

 abgebrochen und besitzt bei e kein Diopter mehr, doch sieht 



