300 Weber, Die Leistungen der electrischen Arbeits- 

 Richtigkeit der Messungen von i , z/Pj und z/Pg oder -er- 

 halten zu gleicher Zeit ein Prüfungsmittel auf die Isola- 

 tion der Leitung zwischen primärer und secundärer Ma- 

 schine, denn die letzte der drei soeben angegebenen 

 Gleichungen setzt voraus, dass längs des Widerstandes W 

 keinerlei Abzweigungen des Stromes bestehen. 



Dass eine vollkommene Isolation der Leitung Krieg- 

 stetten-Solothurn bestehe, war von vorn herein nicht zu 

 erwarten und es musste als eine der wichtigsten hier in 

 Angriff zu nehmenden Messungsaufgaben betrachtet werden, 

 den Grad des Mangels an Isolation der Leitung festzu- 

 stellen. Das konnte in einfachster Weise durch doppelte 

 Messung der Stromstärke erreicht werden, nämlich durch 

 gleichzeitige Messung der Stromstärke in Kriegstetten 

 und in Solothurn. 



Die benutzten Messapparate und Messmethoden. 



Zur Messung der in electrischen Arbeitsübertragungen 

 wirkenden Stromstärken und Potentialdifferenzen sind bis- 

 her ausschliesslich industrielle Messinstrumente, käuf- 

 liche Amperemeter und käufliche Voltmeter mit graduirten 

 empirischen Theilungen benutzt worden. Ganz im Ein- 

 verständniss mit seinem Herrn Collegen Hagenbach glaubte 

 der Berichterstatter von der Verwendung solcher Instru- 

 mente absehen zu müssen, da dieselben gewöhnlich nur 

 eine kleine Empfindlichkeit zeigen und in den meisten 

 Fällen Angaben liefern, w^elche beträchtlich von der 

 Wahrheit abw^eichcn. So zeigen z. B. zwei Paare von 

 Amperemetern und Voltmetern, welche dem electrischen 

 Laboratorium des eidgenössischen Polytechnikums von 

 zwei Werkstätten geliefert wurden, die auf diesem Gebiete 

 verhältnissmässig Gutes leisten, folgende Fehler: 



