Uebertragung zwischen Kriegstetten und Solothurn. 301 



Instrumente der Firma A : Das Amperemeter (für Mes- 

 sungen von 4 bis 25 Ampere) 

 liefert Angaben, die im untern 

 Drittel der Scala im Mittel um 

 0,8^0 zu klein, im mittlem 

 Drittel richtig und im oberen 

 Drittel der Scala im Mittel 

 um 0,67o zu gross sind. 

 Das Voltmeter (von 25 bis 75 

 Volt reichend) macht Angaben, 

 welche im ganzen Bereich der 

 Scala um 1,4^0 zu niedrig sind. 

 Instrumente der Firma B : Das Amperemeter (von 4 bis 



20 Ampere messend) zeigt 

 durchweg um 4, 1 7o zu niedrig. 

 Das Voltmeter (für 5 bis 20 

 Volt bestimmt) liefert inner- 

 halb der ganzen Scala Werthe, 

 welche um 0,9°/o zu klein sind. 

 Würden also die zwei Messinstrumente der Firma B 

 zur Bestimmung der electrischen Arbeit einer Maschine 

 benutzt, so würde diese Arbeit um volle 57» ihres Werthes 

 zu klein gemessen ! 



Bei diesem Stande der Leistungsfähigkeit der indu- 

 striellen electrischen Messinstrumente sind vorläutig exacte 

 Werthe für Stromstärken und Spannungen nur durch die 

 Anwendung der wissenschaftlichen Messinstrumente zu 

 erreichen. Daher w^urden ausschliesslich Messinstrumente 

 der letzteren Art in den besprochenen Messungen benutzt 

 und es wurde deren Aufstellung, Ablesung und Handhabung 

 genau so durchgeführt, als fände die Messung in einem 

 stationär eingerichteten electrischen Laboratorium statt. 



