302 Weber, Die Leistungen der electrischen Arbeits- 



Zur gleichzeitigen Messung der Stromstärke in Krieg- 

 stetten und Solothurn dienten zwei identische grosse Spiegel- 

 tangentenboussolen besonderer Construction, welche im 

 electrischen Laboratorium in Zürich zu genauen Messungen 

 stärkerer Ströme von der Ordnung V'i Ampere bis 60 

 Ampere dienen. Sie bestehen im Wesentlichen aus vier 

 coaxial aufgestellten genau gleich grossen Kreisringen, je 

 zwei auf jeder Seite des axial stehenden Galvanometer- 

 magnets, deren Entfernung vom Magnet innerhalb der 

 Grenzen 5 Cm. und 60 Cm. variirt werden kann und 

 welche von dem zu messenden Strome in gleichem oder 

 entgegengesetztem Sinne durchflössen werden können. Bei 

 den Kriegstetten-Solothurner Messungen war eine Strom- 

 stärke von der Ordnung 10 Ampere zu erwarten; zur 

 Messung derselben genügte hier die Anwendung eines 

 Ringes in der Entfernung von circa 50 Cm. vom Magnete. 

 Bedeutet r den Radius der Mittellinie des vom Strome i 

 durchflossenen kreisförmigen Ringes, a den Abstand der 

 Mitte des Galvanometermagnets von der Ebene der Ring- 

 mittellinie, H die horizontale erdmagnetische Kraftcom- 

 ponente am Orte des Magnets, M die Grösse des mag- 

 netischen Moments des letzteren, ® die Torsionsconstante 

 des Fadens, welcher den Magneten trägt und bezeichnet 

 tt die stationäre Ablenkung, welche der Magnet unter dem 

 Einflüsse des Stromes i erhält, so ist (in Ampere aus- 

 gemessen) 



i = 10 . K- + «-.H.(^ + ^) . tg „,, 



2,7t • V 



falls die Ebene des Ringes im magnetischen Meridian steht 

 und falls die Grösse P : r^ -f- a^ {l die halbe Poldistanz 

 des Galvanometermagnets) als verschwindend klein gegen 



