Uebertraguiig zwischen Kriegstetten und Solothuni. 307 



wandten ^lessinstrumente die beste Isolation darboten. 

 Es wurden desswegen die zwei erforderlichen Messapparate 

 im electrischen Laboratorium des eidgenössischen Poly- 

 technikums eigens zu diesem Zwecke hergestellt. Die 

 zwei wesentlichen Theile dieser Messinstrumente waren 

 je ein Rollenpaar mit 40 gut isolirten (mit doppelter 

 Seidenbespinnung und doppelter Parafünbedeckung ver- 

 sehenen) Windungen aus dünnem Neusilberdraht und je 

 ein Widerstandsatz aus Neusilberdraht von circa 65,000 

 Ohm, aus sechs nahezu gleichen Stücken bestehend, dessen 

 Windungen auf das sorgfältigste mittelst doppelter Seiden- 

 bespinnung und doppelter Paraftinbelegung von einander 

 isolirt und dessen einzelne Stücke durch Luft, Paraffin 

 und gut isolirendes Hartgummi von einander getrennt 

 waren, sobald sie zur Messung benutzt wurden. Die- 

 selben drei Substanzen wurden dazu verwendet, die Zu- 

 leitungsdrähte von den Klemmen der Maschinen zu den 

 Klemmen der Potentialgalvanometer zu isoliren. 



Das Verfahren, die zu messenden Potentialditierenzen 

 mittelst des geschilderten Apparates zu messen, war das 

 folgende. Es wurde ein Kreis aus den Galvanometer- 

 windungen, den nöthigen Verbindungsdrähten und einer 

 electromotorischen Kraft von genau bekannter Grösse 

 gebildet und der stationäre Ausschlag V des Galvanometers 

 beobachtet. Die benutzte electromotorische Kraft war die 

 eines DanieU'schen Elementes mit der Constitution: che- 

 misch reines Kupfer, amalgamirtes Zink, wässerige Lösung 

 von Kupfersulfat mit der Dichte L15 und wässerige Lösung 

 von Zinksulfat von gleicher Dichte. Lang fortgesetzte 

 Untersuchungen über die electromotorische Kraft des 

 Daniell haben mir vor Jahren das Resultat ergeben, dass 

 die electromotorische Kraft des Daniell mit der genannten 



