308 Weber, Die Leistungen der electrisclien Arbeits- 



Constitution den Werth 1.095 legale Volt besitzt und zu 

 jeder Zeit so gut wie vollkommen identisch hergestellt 

 werden kann. Ist der Widerstand der Galvanometerrollen 

 und der Verbindungsdrähte iv, der Widerstand des Ele- 

 mentes ivq und ist D das Zeichen für die angewandte 

 electromotorische Kraft, so gilt die Beziehung: 



wo Gl die Galvanometerfunction für die benutzte Stellung 

 der Rollen und H die horizontale erdmagnetische Kraft- 

 componente am Galvanometerorte bezeichnet. Bei dieser 

 Beobachtung haben die Galvanometerrollen die bestimmte 

 Stellung : ihre Innenflächen berühren die Basisflächen des 

 kupfernen Galvanometer-Dämpfers. Nach dieser Beob- 

 achtung wird der bisher benutzte Schliessungskreis ge- 

 öffnet, das Element wird entfernt, an seine Stelle wird 

 der oben besprochene Widerstandssatz mit ca. 65,000 Ohm 

 gebracht, die beiden Galvanometerrollen werden in eine 

 zweite bestimmte, vom Galvanometermagneten entferntere 

 Stellung gebracht, welche durch zwei mit dem Galvano- 

 metergestelle fest verbundene Anschläge fixirt ist und es 

 werden die Enden der Leitung mit den zwei Orten ver- 

 bunden, deren Potentialdifferenz zu messen ist. Ist diese 

 Differenz gleich JP, so zeigt der Galvanometermagnet 

 unter ihrem Einfluss einen neuen stationären Ausschlag v, 

 dessen Grösse durch die Gleichung gegeben ist: 



wo lu^ den aus dem Rheostaten eingeschalteten grossen 

 Widerstand und G^ die Galvanometerfunction für die 

 neue Rollenstellung bezeichnet. 



