üebertragung zwischen Kriegstetten und Solothurn. 309 

 Aus diesen beiden Gleichungen folgt : 



w + Wo ' G2 * tg 7 





oder ^P = D . A . B . 



wenn wir der Kürze halber 



A = —^ und B = — ^ — - setzen. 



Durch sorgfältige Versuche war im Laufe des August 

 ermittelt worden, dass für die benutzte Grösse des Da- 

 niell'schen Elementes Wq = 0.68 bis 0.72 Ohm war, dass 

 für das nach Kriegstetten bestimmte Galvanometer w = 



563.7 Ohm und A = — ^ = 25.06 betrug und dass dem 



in Solothurn aufzustellenden Instrumente die Werthe lu = 



563.7 Ohm und A = -~ = 24.62 zukamen. Die Grösse 



0-2 



Gl war so gewählt, dass ein Daniell, in dem Kreise mit 

 dem Widerstände tu -4- Wq wirkend, einen Ausschlag V 

 von ca. 500 Mm. bei der Scaladistanz 1500 Mm. gab. 

 Wurde der Widerstand tt\ gleich 65,000 Ohm genommen, 

 so konnte nach diesem Verfahren noch eine Potential- 

 ditierenz von der Grössenordnung 3000 Volt gemessen 

 werden. 



Die Messung des Widerstandes der Maschinen und 

 der Leitung zwischen denselben wurde mittelst der 

 Wheatstone'schen ßrückenmethode unter Anwendung des 

 Kirchhoft'schen Messdrahtes und genauer Widerstandssätze 

 der Firma Siemens i^' Halske vollzogen. Die beiden be- 

 nützten Messdrähte waren vorher einer genauen Calibri- 

 rung unterzogen worden. Bei der Ausführung der Wider- 



