108 Notizen. 



ment de cet envoi. II n'y avait rien qui pouvait balloter; chaque 

 thermometre se trouvait dans un etui particulier enveloppe de 

 papier et de coton. Malgre cela nous trouvämes (ä notre grande 

 surprise) qiiatre de ces tbermometres casses. Trois etaient rom- 

 püs au point zero, et un ä 30°, oü il y avait une entaillure, comme 

 ä 0°. La molesse du coton, sur lequel les echelles etaient cou- 

 chees, n'avait pas suffisament soutenü les secousses de haut 

 en bas ; probablement les echelles avaient flechi, ce qui entrai- 

 nait la rupture des tubes si fragiles au points d'incision. II y 

 avait p. e. de ces echelles, qui faute de largeur süffisante de 

 la boite y etaient placees dans une direction oblique dans le 

 sens lateral, de maniere qu'elles etaient soutenues dans toute 

 leur longueur; celles-lä etaient en bon ordre. II est tout na- 

 turel, que cette avarie sera ä la Charge de celui qui ä fait l'en- 

 voi; et certainement les instrumens n'auraient pas ete brises, 

 si on les avait entoure de son, ou d'autre substance propre ä 

 remplir les vides. Cependant, si Vous en parlerez ä Mr. Gour- 

 don, je pense qu'il ne faut pas etre trop severe envers cet es- 

 timable artiste. II est bien possible que Mr. Gourdon ait deja 

 essaye plus d'une fois cette maniere d'empaqueter les Tbermo- 

 metres, mais alors la masse totale etait probablement moindre, 

 et les secousses moins efficaces. Les Tbermometres sont d'ail- 

 leurs bons, et les huit, que nous avons suspendüs dans une 

 chambre, qui n'est pas habitee, marcbent tres bien ensemble 

 dans les temperatures basses. Je n'ai que trois remarques ä 

 faire: P Mr. Gourdon s'est-il bien fait une idee claire de la 

 maniere, dont ces Tbermometres devaient etre suspendüs en 

 plein air, p. ex. au dehors de la fenetre d'un appartement? II 

 ne suffit pas de les suspendre ä une anse aussi mobile; s'ils 

 doivent resister ä la force du vent, il faut les afferrair aux deux 

 bouts. Cela est l'affaire de l'artiste, et non celle de l'acquereur. 

 Nous tacherons de subvenir ä ce defaut. 2" Le trou, qui re- 

 Qoit la boule du Thermometre me parait trop peu large: la 

 proximite du metal communique sa temperature au Thermo- 

 metre, et rallentit ses indicatious ; il me semble etre du-meme 

 ä l'egard de ces boucles, qui garantissent la boule; ils me 

 semblent de trop grande masse, pour n'avoir aucune influence 

 sur la temperature de la boule. On peut eviter ces effets, en 



