Wolf, astronomische Mittheilungen. 139 



Die Bestimmungen sind damals in zwei um 90° verschie- 

 denen Stellungen des Horizontalkreises ausgeführt worden 

 und da die Azimuthe in der Weise erhalten wurden, dass 

 der Meridianpunkt des Kreises aus dem bei der Zeitbe- 

 stimmung im Meridian gefundenen Azimuth der Drehaxe 

 und der zugehörigen Horizontalablesung bestimmt und 

 mit der Kichtung nach dem Signal verglichen wurde, so 

 sind die Theilungsfehler wegen der geringen Zahl der 

 abgelesenen Striche noch in so starkem Masse im Resul- 

 tate enthalten, dass die Diiferenz von 3".5 zwischen der 

 damaligen und der jetzigen Bestimmung dadurch allein 

 schon erklärlich ist.« 



Herr Dr. Maurer hat mir folgende, Einige Bemer- 

 kungen über die von General Ibaiiez angewendete 

 Methode der T emp er aturbe Stimmung bei der Mess- 

 stange seines Basisapparates betitelte Note zur Auf- 

 nahme in meine Mittheilungen übergeben. Da es mir 

 scheinen will, dass dieselbe ganz beachtenswerthe Betrach- 

 tungen und Vorschläge enthalte, so stehe ich nicht im 

 Mindesten an, sie in extenso folgen zu lassen. 



»Allen unsern schweizerischen Geodäten stehen die 

 Basismessungen bei Aarberg (1880), Weinfelden und 

 Bellinzona (1881) mit dem neuen spanischen Basis- 

 apparat des GeneraJ Ibaiiez wohl noch in lebhafte- 

 ster Erinnerung, sei es vielleicht durch eigenes Anschauen 

 des Apparates oder Mitwirken bei den bezüglichen Feld- 

 operationen, sei es durch das verdienstliche einlässliche 

 Referat darüber von Herrn Dr. Koppe*), das die Messung 

 der Aarberger Basis und eine detaillirte Besprechung des 



*) Der Basisapparat des General Ibaiiez und die Aarberger 

 Basismessung (Zürich 1881), im XIV. Bande der „Eisenbahn". 



