Wolf, astronomische Mittheilungen. 143 



achten wir jetzt den Gang der eingelegten Quecksilber- 

 thermometer. Sollen dieselben richtig functioniren, d. h. 

 in jedem beliebigen Zeitmomente die Momentantem- 

 peratur ihrer bezüglichen Umgebung d. h. der schmied- 

 eisernen Messstange notiren, so muss jede Wärmeschwan- 

 kung — gleichgiltig ob sie gross oder klein — in dem 

 das Thermometer und seine Kugel unmittelbar umgeben- 

 den Medium (Eisenfeillicht und Schmiedeisen) sich in 

 kürzester Zeit auf dem Wege der Innern und äussern 

 W^ärmeleitung durch letzteres auf die Thermometerkugel 

 übertragen. Wie rasch diess nun geschieht, das hängt 

 wieder ganz von dem Innern und äussern Wärmeleitungs- 

 vermögen (letzteres gegenüber Eisenfeillicht) des Thermo- 

 meters, im fernem von derjenigen Wärmemenge (Masse 

 mal specifische Wärme) ab, welche dasselbe zu einer 

 bestimmten Aenderung seiner Temperatur (etwa um 1 ° C.) 

 bedarf. Erstere sollen möglichst gross, letztere möglichst 

 klein sein. 



»Nun ist aber leider so ziemlich für alle Substan- 

 zen, die äussere Wärmeleitungsfähigkeit, die in erster 

 Linie befördernd auf die Temperaturausgleichung wirkt, 

 wie bereits bemerkt, eine sehr kleine Grösse ; für Eisen- 

 feilspäne als umgebendes Medium, das jedoch, selbst bei 

 dem vorzüglichsten Luftabschluss, niemals luftfrei sein wird, 

 kann dieselbe zwar etwas grösser, aber kaum mehr als 

 etwa 0,015 — 0,020 angenommen werden. Es bedarf daher 

 stets einer ganz bestimmten, messbaren Zeit, die in gewissen 

 Fällen nach der Rechnung bis auf ganze Minuten an- 

 steigen kann,"^') bis das Thermometer die Temperatur 



*) Insbesondere wenn man noch die schlechtleitenden, gläser- 

 nen Hüllen in Mitleidenschaft zieht. 



