144 Wolf, astronomische Mittheilungen. 



seiner Umgebung vollständig angenommen hat. Beachtet 

 man aber vollends noch den fatalen Umstand, dass nach 

 den Versuchen von Angström und Wiedemann bei der 

 Transmission von Wärme von bessern zu schlechtem an- 

 liegenden Leitern, wenn sie sich mit den gewöhnlichen 

 Flächen berühren, wie es ja hier der Fall, wo die Queck- 

 silberkugeln und die gläsernen Hüllen der Thermometer 

 unmittelbar den Eisenfeilspänen und der schmiedeisernen 

 Umhüllung anliegen, gewissermassen ein U eher gang s- 

 widerstand, ein messbarer Unterschied der Tempe- 

 ratur (eine Art Wärmestauung) sich zeigt, der beim 

 Uebergang der Wärme vom schlechten zum bessern Leiter 

 sogar noch erheblich gesteigert werden kann, so ist ohne 

 weiteres klar, dass, mag die Stangentemperatur 

 steigen oderfallen, die Wärmeschwankung gross 

 oder klein sein, jederzeit die momentanen An- 

 gaben der Quecksilberthermometer gegenüber 

 der wirklichen Temperatur der Messstange zu- 

 rückbleiben müssen, eine Ansicht, die übrigens auch 

 von anderer fachmännischer Seite bereits geltend gemacht 

 worden ist. 



»Wenn die Abweichungen der Angaben der Queck- 

 silberthermometer von der wirklichen Temperatur der 

 Messstange auch vielleicht bei einigermassen constanter 

 Luftwärme innerhalb kleiner Grenzen bleiben, so wird das 

 Verhältniss doch ein ganz anderes, wenn die Temperatur 

 ziemlich stark varirt, d. h. steigt oder fällt. Je nach 

 ihrem Verhalten kann bei genau denselben Ablesungen 

 an den Thermometern die augenblickliche Länge der 

 Stange dann jedesmal eine andere sein. 



»Dass die einzelnen, nicht unerheblichen Differenzen 

 zwischen den doppelt gemessenen Basislängen bei Wein- 



