Wolf, astronomische Mittheilungen. 149 



als isotherme Fläche betrachtet werden kann, für 

 welche es ganz gleichgültig ist, in welchem ihrer 

 Punkte man die Temperatur messend verfolgt ; es kömmt 

 nur darauf an, dass diese einzelne Temperaturbestimmung 

 rationell geschieht und hiezu bieten jene vorgeschlage- 

 nen Quecksilberlamellen, denen man einen Radius von 

 1,5"='" und eine Dicke von höchstens 0*""^,5 geben wird und 

 die man am sichersten in die Mittelebene (Mittellinie) 

 des Stabes verlegt, das beste Mittel, weil ihre Temperaturen 

 bei den letztern Dimensionen in jedem Momente mit der- 

 jenigen der metallenen Umgebung sozusagen vollständig 

 übereinstimmen.*) — Gerade der Umstand, dass wir bei den 

 Metallen (neben der geringen specifischen Wärme) eine 

 so äusserst kleine äussere Wärmeleitungsfähigkeit in 

 Verbindung mit einem relativ sehr grossen Innern ther- 

 mischen Leitungsvermögen (Verhältniss Viooo bei Schmiede- 

 eisen, bei Kupfer sogar Vioooo) haben, macht es nach 

 meiner Ansicht leicht, bei einer passenden, den physi- 

 kalischen Thatsachen wirklich entsprechenden, Anordnung 

 der Thermometer, die mittlere Temperatur der Messstange 

 stets sehr nahe richtig zu erhalten, da in Folge des 

 geringen Werthes jenes erstem Elementes sich eben das 



*) Prof. F. Weber hat seiner Zeit die strenge theoretische 

 Ableitung dafür gegeben, dass wenn ein guter metallischer Wärme- 

 leiter (beispielsweise Kupfer) mit einer (metallischen) Flüssigkeit 

 (Quecksilber) in inniger Berührung ist, in jedem beliebigen Zeit- 

 momente bei Abkühlung resp. Erwärmung des metallischen Lei- 

 ters (in Form eines flachen Kreiscylinders von best. Dimensionen) 

 die Temperatur aller Massenpunkte desselben die nämliche ist und 

 gleich derjenigen der obersten Schichte der mit ihm in Berührung 

 stehenden (metallischen) Flüssigkeitslamelle. — Der gemachte 

 Vorschlag ist daher nur eine Uebertragung dieser gefundenen That- 

 sache in die geodätische Praxis. 



