194 Notizen. 



construire pour les observations de la Societ6 helvetique. Diver- 

 ses occupations d'un genre tout-ä-fait different me deroberent 

 ensuite les momens favorables, oü je me sentais porte ä Vous 

 ecrire. Dans tout cela je dois accuser 1' extreme debilite de 

 ma memoire, le desordre dans mes travaux, et la trop grande 

 facilite, avec laquelle je me livre ä des occupations et recher- 

 ches passageres qui m'interessent, au depens des travaux plus 

 pressans. J'ai donc , recours ä Votre indulgence et ä Votre 

 amitic, persuade que Vous serez trop genereux pour Vous 

 venger par une contenance semblable. — La boussole de de- 

 clinaison que M. Oeri a construite pour notre Observatoire 

 coute 6 Louis. C'est un tube leger de papier noirci, muni d'un 

 objectiv simple et d'un oculaire avec des fils croises. Deux 

 lames- d'acier aimantees paralleles ä Taxe optique, l'une en 

 dessus, l'autre en dessous du tube, fönt fonction d'aiguille. 

 Le tube est suspendu ä un fil de soie non tordu : il y a deux 

 crochets de Suspension, Fun en dessus, l'autre en dessous, pour 

 exarainer la collimation de Taxe magnetique et de Taxe opti- 

 que. Cet appareil se trouve renferme dans une boite garnie 

 de glaces, qui repose sur un sextant ou octant en cuivre de 8 

 pouces de rayon, portant une division en degres et minutes. 

 A cote de la boite est attaclie un autre tube de la meme force 

 optique. Apres avoir bien remarque l'objet qui se trouve der- 

 riere le fil du tube magnetique, l'on dirige le tube exterieur 

 sur le meme objet, et on marque le lieu de l'index sur la divi- 

 sion ; on vise ensuite avec ce meme tube sur la mire meri- 

 dienne; la diiference de ces deux directions donne la declinaison 

 cherchee. Vous trouverez un dessin de cet appareil dans notre 

 nouveau dictionnaire de physique. *) M. Oeri vient de terminer 

 une machine plus grande et plus couteuse pour l'universite de 

 Dorpat, qui doit servir aux observations lioraires de la Variation 

 magnetique. Elle porte deux microscopes d'un grossissement 

 de vingt fois, mouvables sans deviation dans le plan vertical, 

 chose necessaire dans les climats du Nord, ou l'inclinaison de 

 l'aiguille horizontale subit des changemens remarquables, par 



*) Die von Horner in Gehler VI 973 gegebene Beschreibung 

 stimmt jedoch mit der obigen nicht ganz überein. 



