Notizen. 197 



metre. Cela donnera la correction pour la temperature de l'air 

 avec un signe negatif. 



1827 II 23. Nos lettres se sont croisees ; mais quoique 

 je suis le dernier de nous deux, qui ait mis la plume de c6t6 

 (la votre etant arrivee ici, lorsque la mienne etait ä peine 

 partie), je vais la reprendre aussitöt, pour remplacer ce qu'il 

 y avait de defectueux dans ma notice sur la boussole ä decli- 

 naison : Sur une pierre (teile que les litliographes s'en servent, 

 environ d'un pouce d'epaisseur sur 15 de longueür et 9 ä 10 

 de largeur) est couche un secteur de cercle, dont le centre est 

 Cache sous une boite fixee sur le secteur. Dans l'interieur de 

 cette boite se trouve l'aiguille magnetique, suspendue ä un til 

 de soie. Elle est composee de deux lames d'acier tres-legeres, 

 qui sont unies ensemble par trois anneaux de cuivre, dont deux 

 sont aux deux bouts de l'aiguille, l'autre au milieu. Les deux 

 anneaux aux bouts portent, Tun un objectiv non - achromati- 

 que, environ d'un pied de foyer, l'autre l'oculaire avec son 

 micrometre ou les deux fils croises. A cöte de la boite et 

 attachc ä eile se trouve une autre lunette des memes dimen- 

 sions. Le secteur est taille ä vis cä sa peripherie et regoit 

 une vis micrometrique. Le Vernier marque les degres et mi- 

 nutes sur la division du secteur. Pour faire l'observation avec 

 cet instrument il taut le placer de sorte qu'il se trouve dans 

 la mcridienne prolongee d'une mire assez distante. Apres avoir 

 edle la pierre au moyen des 3 vis, on tourne le secteur de 

 maniere que l'aiguille occupe ä peu pres le milieu de la boite : 

 on vise alors par le tube magnetique sur quelque objet lointain, 

 en faisant attention ä l'objet qui se trouve derriere le fil ver- 

 tical de cette lunette. On remue ensuite le secteur autant par 

 la vis micrometrique que l'on puisse pointer le meme objet 

 aussi par l'autre lunette hors de la boite. Apres avoir fait la 

 lecture du Vernier, on dirige cette meme lunette sur la mire 

 meridienne en tournant le secteur. La difference des deux 

 directions fera connaitre l'angle de la declinaison magnetique. 

 L'on pourrait aussi se passer du secteur divise, en mesurant 

 l'angle entre la mire et l'objet observe avec un cercle horizon- 

 tal, probablement mieux divise que ce secteur. Pour savoir si 

 Taxe optique de l'aiguille coincide avec son axe magnetique, 



