198 Notizen. 



il faut retourner l'aiguille, ce qui se fait facilement au inoyen 

 de petits crochets fixes sur l'anneau du milieu en dessus et en 

 dessous. Cette maniere pour determiner la declinaison absolue 

 me parait assez exacte, surtout si l'on a soin de depouiller 

 l'aiguille de toute cliarge inutile; c'est pourquoi on ne saurait 

 lui donner un tuyau quelque leger qu'il pourrait etre, parce 

 que cette tension nuit ä la flexibilite du fil, et oblige d'en em- 

 ployer de plus forts. Ici il n'y a rien ä craindre de l'excen- 

 tricite, parce qu'on vise ä des objets lointains. L'on pourrait 

 meme observer les variations horaires, qui ont lieu pendant le 

 jour, ä l'aide d'une perche divisee et fixee borizontalement dans 

 le meridien raagnetique ä quelque distance. — Les observations 

 horaires se fönt ordinairement par deux bons microscopes 

 pointes sur les deux bouts de l'aiguille. Mais on ne saurait 

 determiner par lä la declinaison absolue ; parce qu'il est diffi- 

 cile de connaitre la vraie direction de la ligne, qui passe par 

 les foyers des deux microscopes. Je ne desespere pas cepen- 

 dant de trouver un arrangement, qui satisfasse aux deux con- 

 ditions ; mais il aura le defaut de tous les instrumens, qui ser- 

 vent ä un büt complique, celui d'etre plus couteux et moins 

 simple. II s'agirait donc de savoir si Vos localites etaient telles 

 ä rendre praticables ou desirables les deux genres d'observa- 

 tions, la declinaison absolue et les variations horaires ; ou bien 

 si Vous preferez l'une ou l'autre exclusivement. — J'ai vü 

 avec interet le tableau des comparaisons des Barometres de la 

 Societe Helvetique publie par M. d'Hombres-Firmas dans la 

 Bibliotheque universelle. J'avoue que je m'etais attendü ä une 

 critique beaucoup plus severe ; mais je ne crois pas que la 

 question de l'uniformite de nos Barometres soit resolue par 

 ses comparaisons et ses calculs. La maniere dont il explique 

 la discordance apparente de mon Barometre avec le sien m'est 

 absolument inconcevable. II part de la supposition que la de- 

 pression dans mon barometre ä syphon est nulle (ce serait donc 

 la vraie hauteur) et qu'il faudrait ajouter encore 0,523""" pour 

 la depression de mon Barom. d. 1. Soc. Or, comment peut-on 

 fah'e cas de la depression, quand on l'elude entierement, en 

 adaptant le Barom. ä cuvette aux indications du Barom. ä 

 syphon ? Le mal, s'il existe dans nos Barometres, reside autre 



