Stössel, Ueber d. Lichtemission d. glüh. Platins. 311 



sität bestimmter Strahlen des Spectrums messen zu 

 können, musste das Instrument graduirt werden, d. h. es 

 miisste bei unveränderter Stellung von Collimatorrohr 

 und Prisma die Lage des Ocularrohrs gesucht werden, 

 für welche Licht einer bestimmten Wellenlänge vom Spalt 

 des Diaphragma aus dem Spectrum herausgeschnitten 

 wird. Zu dem Zwecke setzte ich an Stelle des Nicol im 

 Ocularrohr die Ocularlinse ein. beleuchtete den Collima- 

 torspalt mit Licht von genau bekannter Wellenlänge und 

 bestimmte alsdann an der vorhandenen Theilung die 

 Stellung des Ocularrohrs, für welche die Lichtlinie in der 

 möglichst schmal gemachten Spalte des Diaphragma er- 

 schien. 



Es ergab sich so: 



Lichtquelle. Wellenlänge. Einstellung. 

 Ka 404iiiiü 47.20 



Sr 460.7 45.58 



Tl 534.9 44.32 



Na 589.2 43.72 



Li 670.6 43.13 



K|3 768.0 42.65 



Trägt man die Wellenlänge als Abscisse, die Stel- 

 lung des Ocularrohrs als Ordinate auf, so erhält man 

 mit Hülfe der so bestimmten Punkte eine Curve, welche 

 gestattet, die einer beliebigen zwischen iO-i^^ und 768fift 

 gelegenen Wellenlänge zugehörige Einstellung zu finden. 

 Um den Fehler zu vermeiden, der daraus hervor- 

 geht, dass der aus dem Nicol austretende Strahl nicht 

 mit der Axe des Apparates coincidirt, so dass der Win- 

 kel, um welchen man den Nicol gedreht hat, nicht genau 

 den Winkel misst, um welchen die Polarisationsebene 

 gedreht worden ist, wurde nach Bakhuyzen das Mittel 



