312 Stössel, Ueber d. Liclitemission d. glüh. Platins. 



aus zwei in entgegengesetzten Quadranten gemachten 

 Beobachtungen genommen. 



Einige Schwierigkeit bot die genaue Bestimmung der 

 Nulllage. Nach vielen Versuchen bestimmte ich dieselbe 

 am genauesten in folgender Weise : Ich drehte von der 

 Stellung grösster Verdunkelung aus den Nicol etwas nach 

 rechts, bis eben die Umrisse des halbkreisförmigen Fel- 

 des hervortraten, und machte das Gleiche nach der ent- 

 gegengesetzten Seite. Aus beiden Stellungen nahm ich 

 das Mittel. Eine grosse Zahl von Beobachtungen ergaben 

 einen wahrscheinlichen Fehler der Nullstellung von 3,3' 

 bis 5,1'. 



Derwahrscheinliche Fehler der Messresultate schwankte 

 zwischen 17« — Vj'i^lo. Diese verhältnissmässig geringe 

 Empfindlichkeit kann übrigens so lange nicht als w^esent- 

 licher Nachtheil betrachtet werden, als es nicht gelingt, 

 eine Lichtquelle herzustellen, für welche die Variation 

 der Strahlungsintensität selbst unterhalb dieser Grenze 

 liegt. 



Bei der Messung kleiner Lichtstärken, besonders im 

 äussersten Koth und äussersten Violett, erschienen die 

 Felder glänzend und waren bedeckt mit kleinen Spectren. 



Es mag hier w^ohl auch die Fluorescenz der Prismen 

 und Linsen mitwirken. 



Ein wesentlicher Vorzug des Photometers ist seine 

 Einfachheit, sowie die Leichtigkeit der Justirung. Die 

 zu vergleichenden Felder sind gross und völlig gleich- 

 massig gefärbt. 



Man hat ferner die Einstellung nur für eine einzige 

 Wellenlänge zu machen, indem dieselbe dann für alle 

 Strahlen passt. 



