Stössel, Ueber d. Lichteniission d. glüh. Platins. 315 



2. Messung des Widerstandes des glühenden 

 Drahtes. 



Es wurden mit Fernrohr, Spiegel und Scale die 

 Ausschläge am Galvanometer und der Tangentenboussole 

 beobachtet. Sei s der Ausschlag am Potentialgalvano- 

 meter, D die Entfernung von Spiegel und Scale, so ist 



9~7) I ■'^ ~ ^Td^ proportional der Potentialdifferenz J P 

 an den Befestigungspunkten der dünnen Platindrähte. 

 Sind ferner s^ und D^ die entsprechenden Grössen für 



die Tangentenboussole, so ist ^^ l 1 — (ö^) | propor- 

 tional der Stromstärke i, welche durch den Draht fliesst, 

 und der Quotient der beiden Grössen ist ein relatives 

 Mass für deu Widerstand des Glühdrahtes. Die Bestim- 

 mung von s und s^ sollte gleichzeitig geschehen, da be- 

 ständig Schwankungen der Potentialdifferenz und der 

 Stromstärke vorkommen. Ich beobachtete die beiden 

 Grössen möglichst rasch nach einander. 



Um den Widerstand des Drahtes bei 0° zu erhalten, 

 wurde derselbe für Zimmertemperatur bestimmt und 

 sodann die Reduction auf 0° vorgenommen. Für die 

 Messung bei Zimmertemperatur brachte ich den Draht 

 in Wasser und nahm die Stromstärke möglichst klein. 



Der Temperaturcoefficient hatte zwischen 0° und 

 100° den Werth a = 0.003529. 



Die Bestimmung des Zusamm.enhangs zwischen Strah- 

 lungsintensität und Widerstand des Drahtes hat dadurch 

 Bedeutung, dass es möglich ist, aus dem letztern einen 

 Schluss zu ziehen auf die jeweilen im Draht vorhandene 

 Temperatur. Dieser Schluss ist jedoch nur dann berech- 

 tigt, wenn der Glühzustand über den ganzen Draht hin 



