308 Fick, ein neues jMyographion. 



flüssig eine F{onstruklion zu veröffenlüchen, welche, 

 so viel ich sehe, in den meisten Fällen das Helm- 

 holtz'sche Myographion ersetzen kann, und welche 

 kaum den sechsten Theil vom Preise des letzteren 

 Instrumentes kostet. 



Ich ging- bei meiner Konstruktion von folgender 

 Ueberlegung aus. Der Zweck des Myographion ist 

 erreicht, sobald man eine Fläche in irgend weicher genau 

 bestimmbaren Weise an der Spitze des mit dem Muskel 

 verbundenen zeichnenden Stiftes vorüberführen kann. 

 Die Geschwindigkeit dieser Bewegung braucht eben 

 keineswegs gleichförmig zu sein, es kommt nur darauf 

 an, dass man die Geschwindigkeit in jedem Augenblicke 

 kennt. Es gibt nun eine Bewegung, welche auch 

 bei einem ohne besondere Feinheit ausgeführten Ap- 

 parate mit ausserordentlicher Regelmässigkeit von Stat- 

 ten geht und leicht zu berechnen ist — die Pendel- 

 bewegung. Diese Bewegung habe ich in meiner 

 Konstruktion benutzt und an die Stelle der Rotation 

 in Helmholtz's Instrument gesetzt. 



Das Wesentliche meiner Konstruktion, die ich 

 Pendel myographion zu nennen vorschlage, ist dies: 

 Ein schweres eisernes Pendel führt von einer genau 

 bestimmten Lage (die genau wieder hergestellt werden 

 kann) einen Schwung aus und wird am Ende dessel- 

 ben durch eine Sperrvorrichtung aufgehniten. An dem 

 Pendel ist eine berusste ebene Glasplatte befestigt, 

 deren Ebene mit der Schvvingungsebene zusammen - 

 lallt. An diese Ebene legt sich die Spitze eines Slahl- 

 sliftes, der an einem Stängelchen befestigt ist, welches 

 um eine wagrechte Axe drehbar an einem Rahmen 

 hängt. Der Rahmen hängt am Muskel und wird durch 

 seine Zusamnienziehung gehoben , indem er sich um 



