Fick, ein neues Myographiou. 309 



eine wagrechte, der Scliwingungsehene des Pendels 

 parallele A\e drehen kann. Bei dieser Bewegung 

 kann sich also die Spitze des Stahlslilies nicht anders 

 hewegen als in einer lolhrechlen Linie, welche in der 

 Schwiniiungsehene des Pendels gelegen ist. Dies 

 ganze Rahmen werk und die Thcile, an welchen der 

 Muskel helcsligt ist, gleichen genau den entsprechenden 

 Theilen des llelniholtz'schen oder des Pflüger'schen 

 Myographion. Ich werde desshalb diese Theile gar 

 nicht naher hcschreihen ; nur das eine will ich noch 

 bemerken, dass ich das Rahnienwerk länger und leichter 

 habe ausführen lassen. 



Es gehören noch zwei Uülfsvorrichtungen zur 

 N'ervollstandigung des ganzen Apparates. Erstens 

 eine Norrichtung, mittelst derer der Nerv gereizt 

 wird in einem ganz genau bekannten Zeitpunkte, und 

 zweitens eine ^'orrichtung, welche wenigstens bei 

 einer grossem Excursion des Pendels den Zeichen- 

 stift zuriickhält und ihn erst gegen die Glasplatte an- 

 fallen liisst, wenn ihr Hand schon über die Vertikal- 

 ebene hinaus ist, in welcher sich die Spitze des Stiftes 

 bewegen kann. 



Ich will jetzt die einzelnen Theile der Konstruktion 

 genauer beschreiben und die Abmessungen ungefähr 

 angeben, welche sie bei meinem Instrumente haben. 

 Das Pendel wird gebildet durch eine Eisenplatte in 

 (üestall eines Kreissektors [ah c Fig. 1), welcher einen 

 Cenlriwinkel von ungefähr 30^ bei a umspannt. Die 

 Liinoe des Hadius beträgt etwa 0,5 '". Durch den 

 Mittelpunkt des Kreises, aus dem ich mir die Platte 

 geschnitten denke , gehl eine fest mit ihr verbundene 

 zu ihrer Ebene senkrechte stählerne Axe \a), welche 

 in Spitzen ausgeht. Diese Spitzen laufen in konischen 



