Fick , ein neues .Myographien. 315 



hcriilirl zu wcrdeiK wenn nlk'S in seiner \A\ge bliebe. 

 Nun ist nher m\ dem Pendel links unten (siebe bei b 

 Kii>. I) ein seiikrecbl liorabrniiendes Stifteben befestigt; 

 dies eroreü't dns llehelclien (/, scbUiot es nacli links 

 hinter dem Holzslreilcben c weg. Dies kann sich 

 nunmehr frei um seine senkrechte Axe drehen. Das 

 Hiilkchen 7 bewirkt durch seinen jetzt nicht mehr im 

 Gleicli^ewicbt iiehaUenen Druck diese l)rebuni>- wirk- 

 lich, gleitet dann an dem oedrehten Holzstreifchen ab 

 und die Spitze des Zeichenstiftes fallt auf die Glasplatte. 

 Lin schone Kurven zu erhalten, muss der Druck 

 des Stiftes geg-en die Platte in besonderer Weise re- 

 gulirt sein. Wofern nämlich dies nicht geschieht, so 

 hüpft der Zeichenslilt und macht eine Reihe von Punkten 

 statt eines steliüen Zuges. Dieser Mangel ist natiirlich 

 nicht eine Eigenthümlichkeit meiner Konstruktion. 

 .Aeby ^'1 z. H., der mit einem rotirenden Cylinder ge- 

 arbeitet hat, scheint auch mit diesem l'ebelstande 

 lang^e gekämpft zu haben. Ich ""ehe daher einen kleinen 

 Knnsigrilf hier an, auf den ich zuletzt gekommen bin, 

 nachdeu) ich verschiedenes durcbprobirt halte. Kr 

 lässt sich bei jedem andern Myographion auch an- 

 wenden. Die Kraft, welche das den Zeichenstift tra- 

 g-ende Halkchen nach vorwärts liegen die Platte treibt, 

 sei es die ScIiwjtc oder sei es die Klaslicilät, darf 

 uiclil unmittelbar darauf wirken, sondern mittels 

 eines zweiten Hebels, der an jenem Rälkcbeii gltMlel. 

 Die Einrichtung meines Apparates ist schliesslich fol- 

 gende: r f/ i'Fig- 4) ist der Zeichenslift' \erschiebbar 



'I riileisiHliiiit;.>i'n iilxT die l"oil|ifl.in7im(;s;;os(li\N iiuliükiMl 

 • ler Koixiinf; in dei' <|n(>i-^(>s(r(<iricn .'VlnskeUiixcr. Hr:innscli«<'ig 



lh02. S. 28. 



