l'ick, ein neues Myographioii. 317 



nicht (leiitlicli zeigen können. Daran ist aber nicht 

 der Apparat sondern die Kleinheit der Frösche in der 

 Gegend von Zürich schuld, hei denen ich nicht viel 

 über 4 Cm. iXerv zwischen den beiden gereizten Punk- 

 ten haben kann. Die lineare Geschwindigkeit eines Punk- 

 tes meiner Pendelplalte kann ich ganz leicht so gross 

 machen, als die Geschwindigkeiten sind, deren sich 

 Ilelmholtz bediente. 



Es versteht sich von selbst, dass die Curven, 

 welche mein Instrument liefert, nicht ganz so einfach 

 zu deuten sind, wie die vom Helmholtz'schen Myo- 

 graphion gelieferten. Erstens ist die Abscisssenaxe 

 ein Kreis, keine gerade Linie. Zweitens sind gleiche 

 Abschnitte der Abscissenaxe nicht gleichwerthig, d. h. 

 sie entsprechen nicht genau gleichen Zeiträumen. Weil 

 das Pendel mit beschleunigter Geschwindigkeit bis zu 

 seiner Gleichgewichtslage herabsinkt und dann mit 

 verzögerter Geschwindigkeit sich wieder von ihr ent- 

 fernt, so entspricht der gleichen Abscissenlange auf 

 der Mille der Platte eine kiu'zere Zeit, als auf den 

 Seilentheilen derselben, vorausgesetzt, dass sich der 

 schreibende Stift in derjenigen senkrechten Ebene be- 

 wegt, in welcher sich die Mittellinie der Pendelplalte 

 in der Gleichg-ewichlslage belindet. Ist dies nicht der 

 Fall, so wäre noch eine Ileduktion nöthig, die man 

 aber ganz leicht machen kann. 



Vm die von unserm Myographion gelieferten Kur- 

 ven zu deulen, bedarf es nach den vorstehenden Aus- 

 einandersetzungen vor Allem der Kenntniss, wann 

 sich das Pendel in jedem Punkte seiner Schwingungs- 

 bahn belindet. Hekannllich kann man dies berechnen 

 mit Hülfe der elliptischen Fuiiklioncn. Es wjire aber 

 natürlich unbequem in jedem einzelnen Falle die Be- 



