Moussoii, kleine physikalische Mittheilungen. [77 



Eine «genaue Messung- der Verlnngeriing JL^ = 

 L' - L„ kann daher ein Mittel al)geben , bei genauer 

 Kenntniss der Dimensionen und zweier der 3 Grössen 

 a, /. /i, die drille zu finden. Im Vergleich mit der 

 Beobaclitung der Temperaturcurve wiire diess Mittel 

 ein ungemein einfaches, da es eine einzige Beobach- 

 tung voraussetzt, berulite es nicht auf der Messung 

 einer sehr Ideinen Grösse, aui" welche man freilich 

 die feinsten Messungsmittel, z. B. Spiegelablesung, an- 

 wenden kann. Es ist mir nocli nicht möglich gewe- 

 sen wirkliche Versuche anzustellen. 



Hatte der Stab in seiner ganzen Liinge die Tem- 

 peratur T erhalten, so wäre seine Länge geworden 



/. = L„-f aL„I'. (5) 



L„ 7' Stellt aber die Fläche des Rechteckes abcd dar. 

 Der Unterschied beider Grössen 



J L= L— L' = aT ( L„ — -^) (6) 



bezeichnet die fehlende Ausdehnung und entspricht 

 der Fläche a c c' d. 



Man kann diese Grundsätze auf die Frage an- 

 wenden: ^^'clche Correktion ein Thermometer bei 

 verschiedenem Einsenken in eine Flüssigkeit erfordert, 

 wenn es die Temperatur der letztem richtig bestim- 

 men soll ? Die einen Physiker pflegen hierbei anzu- 

 nehmen, die äussere Quecksilbersäule habe eine Mit- 

 teltemperatur zwischen derjenigen der Flüssigkeit und 

 derjenigen der Luft, während andere ihr durchgehends 

 die äussere Lufttemperatur beilegen. Inwiefern diese 

 Ansichten richtig sind, wird sich aus dem Folgenden 

 ergeben. 



Ein Thermometer gibt unmitlelbar die richtig-e 



Zahl, wenn es in die zu messende Temperatur ganz 

 XI. 2. 12 



