Wolf, astronomisobc Mittheilungen. 371 



ebenso, wie sich sofort zeigen wird, mit den direkten 

 Bestimmungen. 



Diese direkten Bestimmungen wurden von mir 

 mit den beiden 3Ieridian-Inslrumenlen (K und E) vor- 

 genommen, von denen das erste ein 6 füssiges Fern- 

 rohr von 54'" OelTuung- mit drei Ocuiaren der Ver- 

 grösserungen 120, 180, 240, — das zweite ein 3 ^/2 

 fiissijres Fernrohr von 37'" OelTnung nn"l drei Ocuiaren 

 der Vergrösserungen 60, 80, 120 hat. Beide Instru- 

 mente besitzen Kreise von 18 V2" Durchmesser, deren 

 feine Theilung direkt 2 Minuten gibt, und mit Hülfe 

 von 2 Mikroskopen bis auf Bruclillieiie einer Sekunde 

 abgelesen werden kann, wahrend die grobe, zum 

 Einsteilen und provisorischen Ablesen bestimmte Thei- 

 lung nur auf 10' geht und mittelst zwei Verniers auf 

 1' ablesbar ist; überdiess hat K noch am Ocular- 

 kopfe einen mittelst Nonius auf einzelne Minuten ge- 

 henden, mit Libelle versehenen und auf Declinalion 

 ajiistirten Stellkreis. — Ueber die bereits begonnenen, 

 aber noch nicht vollendeten Untersuchungen über die 

 E\centricllaten,Theilungsfehler, Mikrometerschrauben, 

 etc. auf eine spätere Mittheilung verweisend, mag 

 vorliiufig milgetheilt werden, dass nach den bisherigen 

 Bestimmungen die Fadencorrection im Equator an K, 

 das ausser den Mittelfaden 4 Büschel von 5 Faden 

 besitzt, 



A = + 0,038, /,3 = + 0,055, fn = [ 0,049 

 Zeilsekunden betragt, je nachdem man ausser dem 

 Miltelladen von jedem Büschel nur den mittlem, oder 

 noch die beiden äussern, oder alle Faden benutzt, — 

 an E dagegen, das nur 7 annähernd equidistante 

 Faden hat, 



f7 = - 0,019. 



