IV 



nicht nutzlos vorüberziehen, indem icli zu wesentHch andern Resultaten gelangt bin, als 

 alle meine Vorgänger. 



Noch habe ich zu bemerken, dass die Vergrösserungen fast ohne Ausnahme 

 = ^üiL sind. Die Grössen sind nach Millimeter (Mm.) angegeben und zwar deshalb, weil 

 eine solche Mikrometertheilung sich ein Jeder leicht anschaffen und bei jedem Mikroskope 

 anwenden kann. Herr C. Zeiss in Jena liefert ein solches Instrument für 4 Tlialer. Ich 

 muss hierbei aber darauf aufmerksam machen, dass die Objecte mit solchem Glasmikro- 

 meter nur ti'ocken gemessen werden können, indem die Tlieilstriche im feuchten Zustande 

 nicht sichtliar sind. Ein Schrauben -Mikrometer, das — — ! — par. Zoll noch angiebt und 



' 100,000 i o 



womit ich gewöhnlich arbeite, ist sein- theuer und nur bei einem Instrumente erster Con- 

 struction anwendbar, ich habe deshalb hier keinen Gebrauch davon gemacht, habe aber 

 bei einigen Arten, die mir nicht genau bekannt sind, der Vollständigkeit wegen aber doch 

 mit erwähnt werden mussten, ihre Grössen nach den Messungen (mit Schraubenmikro- 

 meter) der Autoren in Linien ('") angegeben. 



Alle C'itate habe ich vermieden, dafür schliesst sich ein Synonymen -Register mit 

 Angabe der Literatur au, wobei freilich die Grenzen der Süsswasserformen nicht immer 

 innegehalten werden konnten und durften. 



Dresden im Februar 1853. 



L. Rabenhorst. 



Sinnstörende Druckfehler. 



Seite 8. Zeüe IG. v. u. statt in Mitte lies: in der Mitte. 



11. - 15. V. o. statt Fäden lies: Faden. — Das dahinter befindliche Komma streiche. 

 37. - 12. V. o. statt Fasiola lies: Fasciola. 



