Ein neues Präzisionsnivellement auf den Grossen St. Bernhard. 371 



kann. Die Löcher zum Einsetzen der Schlüsselstifte werden mit 

 Glaserkitt ausgefüllt. Der Nivellierstift, der ins Bohrloch eingeführt 

 werden muss, trägt an seinem vordem Ende eine gratförmige Er- 

 hebung (Schneide), auf welche die Mire aufzusetzen ist. Diese Schneide 

 entspricht genau dem Mittelpunkt des Bolzens und Stiftes und be- 

 findet sich somit in jeder Lage des letztern in der Mitte des Bohr- 

 loches. 



Der Ausgangspunkt des Neunivellements ist N. F. 78 an der 

 Kirche in Martigny Ville und dessen Versicherungen, welch letztere 

 1897 erstellt, sich 1905 noch alle als intakt erwiesen haben. Das 

 Präzisionsnivellement ist als vollständig unabhängiges Doppelnivelle- 

 ment durchgeführt worden, indem Ingenieur R. Gassmann die Messung 

 talabwärts übernahm, während der Berichterstatter in der Richtung 

 Martigny -Grosser St. Bernhard nivelliert hat. Die Strasse ist an 

 vielen Stellen so schmal und der Wagenverkehr im untern Teile 

 während der Weinlese so ausgedehnt, dass es ein Ding der Unmög- 

 lichkeit gewesen wäre, die beiden Latten gleichzeitig nebeneinander 

 aufzustellen. Wir haben deshalb im Simplonnivellement und hier die 

 pag. 27 des Nivellementsberichts 1893-1903 angegebene Nivellements- 

 methode') unter Billigung von Seiten der Direktion der Landestopo- 

 graphie und nach einem sehr günstig ausgefallenen Versuche auf der 

 Strecke Nyon-Geneve insoweit abgeändert, dass, während Mire 1 auf 

 den Ausgangspunkt gestellt wird, die andere Latte 2 gleichzeitig in 

 gleicher Entfernung vom Instrument wie Nr. 1 in Richtung der fort- 

 schreitenden Arbeit zur Aufstellung kommt. Die Aufstellungspunkte 

 werden zum voraus für Instrument und Latte mit einer Schnur 

 möglichst scharf festgelegt, so dass beim Übergang vom Rückblick 

 in den Vorblick der Auszug des Fernrohrs nicht verändert werden 

 muss. Hat der Ingenieur das Instrument richtig gestellt, so wird 

 bei einspielender Libelle zuerst Latte 1, dann Latte 2 abgelesen und 

 hierauf die Ablesung in der gleichen Reihenfolge wiederholt, nach- 

 dem, wenn nötig, das Instrument inzwischen eine nochmalige Be- 

 richtigung erfahren hat. Alsdann kommt Latte 1 über Latte 2 hin- 

 aus in ihre nächste Station und das Instrument kommt wieder in 

 die Mitte zwischen beide Miren. Auf diese Weise wird es möglich, 

 eine allfällige Veränderung des Instrumentenstatifs zwischen Rück- 

 und Vorblick zu kontrollieren; auch wird bei unsicherem Terrain 

 das Einsinken der Lattenplatten geringer und nimmt nicht nahe 



') J. Hilfiker, Bericht der Abteilung für Landestopographie an die Schweiz, 

 geodätische Kommission über die Arbeiten am Präzisionsnivelleinent der Schweiz 

 in den Jahren 1893—1903. Zürich 190.5. 



