Ein neues Präzisionsiiivelleinent auf den Grossen St. Bernhard. 373 



Nonienteilung von 9 mm gleich 10 Teile des Nonius tragen. In 

 einer Vertiefung in der Mitte des Stabes wird ein Quecksilber- 

 thermometer angebracht, das zur Bestimmung der Stablänge bei 

 verschiedenen Temperaturen dienen soll. Die Vergleichung am Kom- 

 parator in Bern geschieht im Mittel bei einer Temperatur von ca. 

 18" C, bei den Feldvergleichungen dagegen treten Temperaturen 

 von 5" bis ca. 30" auf, so dass für die Reduktion meist ein sehr 

 beträchtliches Temperaturintervall in Frage kommt. Es ist aber 

 gar nicht leicht, die wirkliche Temperatur eines Stahlstabes im Felde 

 zu bestimmen, denn man ist nie sicher, ob die Thermometerablesun- 

 gen nicht vielmehr die Temperatur der umgebenden Luft als die- 

 jenige des Stahlstabes anzeigen. Nun sind in den letzten Jahren 

 hauptsächlich im Internationalen Meterbureau in Breteuil Versuche 

 mit einer Legierung von Nickel und Stahl angestellt worden, die 

 beweisen, dass bei einem bestimmten Prozentsatz und einer gegebenen 

 Temperatur ein Metall (Livar) erhalten wird, das einen viel gerin- 

 gern Ausdehnungskoeffizienten als Stahl aufweist ^) und somit sich 

 zu Vergleichsstäben eignet. Es hat deshalb die Abteilung für Landes- 

 topographie im November 1904 bei der „Societe Genevoise pour la 

 construction d'instruments de physique et de mecanique" an Stelle 

 des Stahlstabes einen Invarstab mit |l 1 I -förmigem Querschnitt be- 

 stellt, der den Stab möglichst gegen eine Durchbiegung schützt. An 

 beiden Stabenden sind in ausgelochte Öffnungen Glaslamellen unver- 

 rückbar eingesetzt, auf deren Unterseite die vor- und rückwärts- 

 laufenden Nonien auf 1 m Distanz eingraviert sind. Die Nonien- 

 ablesung geschieht mittelst einer einfachen Luppe. Jeder der beiden 

 Nivellementsingenieure erhielt einen solchen Invarstab zugeteilt und 

 da die Unverrückbarkeit der Glaslamelle erst noch nachzuweisen war, 

 wurden 1905 die bislang verwendeten Feldstäbe auch mitgeführt. 



Der Ausdehnungskoeffizient des Invarstabes Nr. 1 hat sich aus 

 Vergleichungen von Ingenieur R. Gassmann am Komparator der 

 Landestopographie ergeben zu 



0,0018 mm, 

 während für die Vergleichsstäbe aus Stahl im Mittel anzunehmen ist 



0,012 mm, 

 so dass das Resultat für den Feldstab Invar Nr. 1 sich sieben mal 

 günstiger stellt als für Stahl. 



Die Längenvergleichungen am Komparator haben ergeben: 

 1905 Frühlingsvergleichung 1000,149 mm; 

 Herbstvergleichung 1000,154 „ 



Im Winter 1905/06 sind die Stäbe in die Reparatur gekommen. 



'J Yergl. eil. Guillaume, Les applications des Aciers au Nickel, Paris 1904. 



