Ein neues Präzisionsnivellement auf den Grossen St. Bernhard. 



375. 



Bei den mit horizontaler Achse in vertikale Mauer- oder Stein- 

 flächen einzementierten Höhenmarken ist der aus dem Mauerwerk 

 hervorragende Kopf fast nie völlig horizontal, sondern meist etwas 

 nach oben geneigt, so dass in diesem Falle auf eine der vier Ecken 

 des stählernen Lattenfusses gestellt werden muss. Es sind somit 

 noch Konstanten aus dem Nivellement abzuleiten, welche die Reduk- 

 tion auf Lattenmitte angeben. Für das obige Lattenpaar ist diese 

 Reduktion : 



Die Kompensationsmiren haben den grossen Vorteil, dass die 

 Kontrolle für die Lattenlänge sich mehrmals täglich wiederholen 

 lässt, während man sich bei Stabvergleichungen des grossen Zeit- 

 aufwandes wegen zufrieden geben muss, wenn überhaupt pro Tag 

 eine Vergleichung erhalten werden kann, Nun zeigen aber die Kom- 

 pensationsmiren infolge des Gewichtes der Metallstäbe immer Durch- 

 biegungen, die sich bei der Vergleichung mit einem Meterstab trotz 

 aller Vorsicht und Anwendung von Unterlagsklötzchen sehr störend 

 bemerklich machen, indem hiebei die Lattenlänge meist zu kurz er- 

 halten w^ird. Es ist deshalb notwendig, bei den grundlegenden Ver- 

 gleichungen am Komparator die Ablesung der Kompensationsteilungen 

 mehrfach zu wiederholen, daran anschliessend, eine Vergleichung mit 

 dem Feldstab auszuführen und aus der Differenz der Lattenlänge aus 

 Komparator und Stabvergleichungen Konstanten abzuleiten, welche 

 an die Feldvergleichung anzubringen sind, um letztere auf den Kom- 

 parator zu reduzieren, 



Feldvergleichungen mit Stäben sind auch bei Kompensationsmrren 

 nicht zu umgehen, um ein Kontroll mittel an der Hand zu haben, 

 falls der Kompensationsmechanismus aus irgend einem Grunde ver- 

 sagen sollte. Vor allem dürfen Kompensationsmiren nicht fallen und 

 es müssen Miren in Gestellen bei unruhigem böigem Wetter stets 

 im Auge behalten werden. 



Bekanntlich ist im Präzisionsnivellement der Wind ein sehr 

 störendes Element, besonders wenn er in der Nivellementsrichtung 

 bläst. Nun soll bei starkem Wind nicht nivelliert werden. Bei. 



