384 Hans Stierlin. 



phys. Reichsanstalt für die Quarzstücke auf 0,1 mg, für die kleineren 

 Gewichte auf 0,01 mg angegeben. Die nämliche Tabelle enthält die 

 Volumina der einzelnen Gewichtsstücke auf \/ioo cm^. Ausserdem 

 wurde noch ein 0,5 mg Stück aus einem andern Gewichtssatz ver- 

 wendet. Der Fehler dieses 0,5 mg Stückes liegt nach eigener Ver- 

 gleichung unter der Grenze des bei der angegebenen Empfindlichkeit 

 Bemerkbaren. 



Die einzelnen Wägungsserien wurden nach folgendem Schema 

 ausgeführt : 



1. Nullpunktsbestimmung, 



2. Wägung, 1 Empfindlichkeits- 



3. Wägung mit 0,5 mg Übergewicht j bestimmung, 



4. Nullpunktsbestimmung, 



5. Wägung, 1 Empfindlichkeits- 



6. Wägung mit 0,5 mg Übergewicht j bestimmung, 



7. Nullpunktsbestimmung. 



Jede Ruhelagebestimmung ergab sich aus 7 aufeinanderfolgenden 

 ümkehrpunkten. Das Mittel zweier benachbarter Nullpunktsbestim- 

 mungen wurde als Gleichgewichtslage der unbelasteten Wage für die 

 zwischenliegende Wägung angenommen. 



Die Wägungen in Wasser und in Luft wurden in je 2 solchen 

 Serien durchgeführt. Zur Reduktion auf den luftleeren Raum wurden 

 Luftdruck und Temperatur im Wagekasten vor und nach jeder gan- 

 zen Serie abgelesen und die hieraus sich ergebenden Mittel in Rech- 



1) Nach Tabelle 6, Kohlrausch, Praktische Physik 9. Aufl. 



