388 Hans Stierlin. 



1. seine grosse chemische Beständigkeit (keine Volum- 

 änderung wegen Auflösung an der Oberfläche, leicht zu 

 reinigen); 



2. seine physikalische Beständigkeit: 



1. grosse Härte, 2. ziemliche Unempfindlichkeit gegen Stoss, 

 3. ist verwendbar bis gegen 2000", 4. erträgt plötzliche 

 Temperaturänderungen, 5. besitzt sehr kleinen Ausdehnungs- 

 koeffizienten. 



IL Magnetische Drehnng der Polarisationsebene. 



Mit der Tangentenbussole absolute Stromstärkemessungen aus- 

 zuführen ist heutzutage wegen der lästigen Störungen durch nahe 

 Starkstromleitungen in den meisten Laboratorien ein Ding der Un- 

 möglichkeit. Galvanometeraichungen mit Hilfe des Silbervoltameters 

 sind, wenn sie genügend genaue Resultate liefern sollen, ziemlich um- 

 ständlich und zeitraubend. Es ist deshalb schon wiederholt der Vor- 

 schlag gemacht worden, die von Faraday entdeckte elektromagnetische 

 Drehung der Polarisationsebene in durchsichtigen Medien zu Strom- 

 stärkemessungen zu verwenden. Kopp ^) untersuchte die Verwend- 

 barkeit von Schwefelkohlenstoff, dessen spezifische Drehung gross ist, 

 aber ungünstigerweise ziemlich starke Abhängigkeit von der Tem- 

 peratur zeigt. Joubert, Mascart, Quinke untersuchten verschiedene 

 Gläser, auch Zinkblende und Eisensalzlösungen, u. a. ; Junghans-) und 

 Pollak^) eine Serie von schweren Silikat- Flint-Gläsern und Barium- 

 Silikat -Gläsern von Schott & Gen. Jena. Die Drehung in diesen 

 Gläsern ist noch grösser (bis auf das 2,33 fache) wie diejenige von 

 CS., und ist wenig abhängig von der Temperatur. Dagegen sind eben 

 Gläser Mischungen, die praktisch unmöglich immer von genau gleicher 

 Zusammensetzung, also von zuverlässig gleichen Eigenschaften sind. 

 Diesen Übelstand weist der Quarz als Verbindung nicht auf; es scheint 

 deshalb dieses Material für den angeführten Zweck sehr geeignet zu 

 sein. Und zwar käme in erster Linie in Betracht der Bergkristall. — 

 Man könnte daran denken, einen Quarzzylinder parallel der op- 

 tischen Achse zu verwenden; die magnetische Drehung homogenen 

 Lichtes würde sich dann einfach zur natürlichen addieren und könnte 

 aus der Differenz zweier Ablesungen am Teilkreis des Polarisations- 

 apparates ermittelt werden. Um eine magnetische Drehung von nur 

 einigen Graden zu erhalten, müssten Quarzschichten von mehreren 



') R. Kojjp, IX. Jahresber. der phys. Ges. Zürich. 

 ^) Junghans, Inaug. Diss., Zürich 190:2. 

 ä) Pollak, Inaug. Diss., Zürich 1903. 



